18 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
тогда какъ множитель, который долженъ былъ быть примѣненъ къ суммѣ U -+- F, меньше 
единицы. 
Наоборотъ, для расчета данныхъ актинометра Віоля-Савельева можно пользо¬ 
ваться Формулой проФ. Хвольсона: 
Для примѣра стр. 14 имѣемъ 
\ = 4?45 — 2?75, й 2 = 3?70 — 3?60, = 4?46 — 2?92. 
III. Нѣкоторые результаты изслѣдованія актинометра Віоля-Савельева. 
Главнѣйшая роль шаровой оболочки этого актинометра состоитъ въ томъ, чтобы под¬ 
держивать для пріемника тепла по возможности одинаковыя внѣшнія условія за оба пе¬ 
ріода — нагрѣванія и охлажденія ; для этой же цѣли избытки температуры термометра 
надъ температурой оболочки должны быть по возможности одинаковы для обоихъ періо¬ 
довъ; послѣднее легко достигается закрываніемъ діафрагмы экраномъ лишь за 30 секундъ 
до перваго отсчета охлаждающагося термометра и сниманіемъ экрана для нагрѣванія за 
15—20 сек. до перваго отсчета нагрѣвающагося. Варьируя средній избытокъ Т — Т с , 
можно, очевидно, достичь указанной цѣли при всякой радіаціи, такъ что періоды охлажде¬ 
нія и нагрѣванія будутъ одинаковы, именно по двѣ минуты. 
Что касается оболочки актинометра и значенія температуры, отсчитываемой по вспо¬ 
могательному термометру, то мы разсмотримъ сейчасъ, какъ вліяютъ различные недо¬ 
статки, связанные съ употребленіемъ оболочки, сначала — на величину коэффиціента охла¬ 
жденія или на внѣшнюю теплопроводность, вычисляемую изъ наблюденій, а затѣмъ — на 
конечный результатъ, т. е. на вычисляемую радіацію. 
Значительныя преимущества оболочки, весьма близкой по температурѣ къ окружаю¬ 
щимъ условіямъ (введено Савельевымъ), связаны лишь съ однимъ недостаткомъ: пере¬ 
мѣшиваніе воды въ оболочкѣ, послѣ котораго только и производятся, по Савельеву, 
отсчеты вспомогательнаго термометра, возможно дѣлать лишь черезъ 3 минуты, т. е. въ 
началѣ каядаго періода охлажденія или нагрѣванія, для остальныхъ же отсчетовъ глав¬ 
наго термометра, *при составленіи слѣдующихъ избытковъ Т — Т с , приходится произво¬ 
дить интерполяцію Т с — температуры оболочки. Особенно важно значеніе Т с для послѣд¬ 
няго въ каждомъ періодѣ избытка Т — Т с , послѣ котораго производится новое перемѣ¬ 
шиваніе воды въ приборѣ. Опредѣляя помощью интерполяціи Т с въ теченіе промежутка 
времени отъ одного отсчета до другого, мы тѣмъ самымъ предполагаемъ, что отъ одного 
до другого перемѣшиванія воды, когда мы узнаемъ истинную температуру оболочки, она 
