24 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
немъ столбцѣ таблички). Съ увеличеніемъ температуры коэффиціентъ этотъ, повидимому, 
уменьшается. 
Для правильнаго расчета температурнаго коэффиціента, кромѣ промежутка отъ 
— 7° до-4-26°, который даетъ среднюю величину измѣненія внѣшней теплопроводности 
на 1° въ 0.6 7°/ 0 , беремъ промежутокъ между температурами, чаще встрѣчавшимися, отъ 
н- 4° до -«-15°; получимъ 0.72°/ 0 , т. е. увеличеніе внѣшней теплопроводности внутри 
прибора равнялось около 0.7 °/ 0 ея величины на каждый градусъ температуры охлаждаю¬ 
щагося термометра. 
Для расчета величины теплопроводности возьмемъ средній выводъ изъ трехъ централь¬ 
ныхъ рядовъ таблички: 
при 11?3 4 X 4 lg е X 10000 = 441, 
С 
откуда 
— или т будетъ = 0.203. 
С 
Для различныхъ температуръ получимъ слѣдующую Формулу: 
4 = т Т = 0.203 [1 -4-0.007 (Г— 11?3)], 
годную въ предѣлахъ отъ — 7° до -s- 26° температуры охлажденія при обычныхъ избыт¬ 
кахъ ея надъ температурой оболочки около 3—4°. 
Чтобы разсчитать внѣшнюю теплопроводность на кв. см. поверхности, беремъ тепло¬ 
емкость термометра = 0.475 гр. кал. и радіусъ его шарика 0.63 см.; получимъ 
Ъ — — — 0.0193 
S 
гр. кал. 
1° X см 2 X мин. 
при 11°. 
При 0° и 20° получили бы (съ указаннымъ выше коэффиціентомъ) 
/г 0 = 0.0177 и 7г 20 = 0.0205. 
Иначе сказать, каждый кв. см. поверхности стекляннаго шарика , покрытаго сажей, 
внутри нашего актинометра , при температурѣ шарика около 20° и температурѣ обо¬ 
лочки около 17°, теряетъ 0.02 калоріи въ минуту на каждый градусъ разности темпе¬ 
ратуръ. 
Съ цѣлью судить о правильности хода охлажденія внутри прибора, мною было сдѣ¬ 
лано большое число наблюденій съ отсчетами термометра черезъ полминуты, какъ при 
охлажденіи, такъ и при нагрѣваніи. Продолжительность каждаго періода попрежнему оста¬ 
валась въ 2 минуты, перемѣшиванія воды въ оболочкѣ дѣлались черезъ каждыя 3 минуты. 
Сначала выбраны были случаи, когда Т с , температура оболочки, мѣнялась отъ одного до 
