28 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
перемѣшиваніи воды, третья для Т с падающей, четвертая для Т с болѣе сильно падающей 
(по минутнымъ отсчетамъ). Прямыя линіи представляютъ Т, получаемую интерполиро¬ 
ваніемъ. 
Нужно замѣтить, что для вычисленія всѣхъ этихъ случаевъ мы полагали или т, 
взятое изъ таблицы стр. 23, постояннымъ за весь періодъ охлажденія; но во вниманіе къ 
тому, что въ теченіе этого періода всегда убываетъ (для случая повышенія Т с убываніе 
слабое, для случая пониженія Т с — очень сильное), мы перевычислимъ средніе моменты, 
пользуясь для всѣхъ кривыхъ числомъ, приведеннымъ на стр. 26; это число даетъ паденіе 
величины ш за минуту во время охлажденія, равное 12 на 448, т. е. 2.7°/ 0 всей величины 
для случая, когда вліяніе интерполяціи Т с не могло сказаться на результатѣ (ибо Т с почти 
постоянно). Измѣненія кривыхъ послѣ перевычисленія (не касаясь полуминутныхъ точекъ) 
показаны пунктиромъ. 
Изъ разсмотрѣнія чертежей можно заключить, что главнѣйшую роль во всѣхъ замѣ¬ 
ченныхъ при охлажденіи внутри прибора особенностяхъ играетъ инерція температуры 
слоя воды, прилегающаго непосредственно къ внутренней стѣнкѣ оболочки; благодаря этой 
инерціи вычисленный ходъ Т с достигаетъ лишь У 3 части полнаго измѣненія средней темпе¬ 
ратуры всего прибора за весь періодъ охлажденія. 
Кромѣ того замѣчается слѣдующее различіе, которое указывалось и выше: при возра¬ 
стающей Т с параллельно, но болѣе умѣренно идетъ и правильное возрастаніе истинной тем¬ 
пературы оболочки внутри; при охлаждающейся снаружи оболочкѣ ходъ истинной темпе¬ 
ратуры ея внутри оказывается неправильный и, судя по третьей кривой, очень небольшой. 
Для объясненія коренной разницы охлажденія при повышеніи и пониженіи Т с , болѣе вѣ¬ 
роятно указать на различіе конвекціи внутри жидкости оболочки прибора при нагрѣваніи 
и при охлажденіи его снаружи. 
Кромѣ того можно указать на слѣдующія обстоятельства, могущія вліять на ходъ 
температуры оболочки: вліяніе тепла, излучаемаго актинометрическимъ термометромъ, 
а также, весьма вѣроятно, недостаточность перемѣшиванія воды и инерція термометра въ 
оболочкѣ актинометра х ); вслѣдствіе этого первый отсчетъ Т с , производимый иногда че¬ 
резъ У 4 минуты послѣ окончанія перемѣшиванія, можетъ не отвѣчать истинной темпера¬ 
турѣ внутренней стѣнки оболочки и, притомъ, отклоняться въ различныя стороны при по¬ 
вышающейся или при понижающейся Т с . 
Въ виду сложности явленія мнѣ кажется затруднительнымъ дать объясненіе пониженія 
кривыхъ для первой полуминуты (которыя соотвѣтствуютъ волнообразному ходу теплопро¬ 
водности, указанному выше). Допущеніе систематической ошибки во времени, возможность 
1) Въ томскомъ экземплярѣ актинометра этотъ вспомогательный термометръ имѣетъ шаровой резер¬ 
вуаръ, немного только меньше, чѣмъ у главнаго термометра; въ другихъ экземплярахъ бываютъ термометры 
съ очень небольшимъ цилиндрическимъ резервуаромъ. 
