30 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
Теперь покажемъ, что всѣ вообще ошибки въ разности Т — Т с , которыя остаются 
постоянными въ теченіе полнаго наблюденія — не вліяютъ на вычисленіе радіаціи; это 
ошибки, происходящія, напримѣръ, оттого, что 
1) термометры между собой не сравнены г ); 
2) поправка «аналогичная поправкѣ на выступающій столбикъ» у главнаго термо¬ 
метра 1 2 3 ) не вводится; 
3) показанія термометровъ сильно измѣняются отъ наклона 8 ); 
4) по вышеуказанной причинѣ истинную температуру внутренней поверхности обо¬ 
лочки знать трудно, даже при стаціонарномъ ея состояніи. 
Дѣйствительно ясно, что при подсчетѣ скоростей нагрѣванія и охлажденія постоянная 
ошибка въ избыткахъ Т — Т с не имѣетъ никакого значенія, и, кромѣ того, разность тем¬ 
пературъ, служащая для подсчета поправки, именно разность между 
и Т. 
для средняго момента, не зависитъ отъ указанныхъ ошибокъ. 
Очевидно, что и расчетъ по полнымъ Формуламъ Савельева, 
г^(Ѳ, с -Л_, О, 
дастъ тотъ же результатъ. Возьмемъ примѣръ: 
который даетъ 
0 мин. 
1 МИН. 
2 мин. 
Т ох 
- Т о 
4?37 
3!50 
2?83 
Т н 
~ Т с 
2.80 
3.67 
4.39, 
- = 1.591 
С 
по Формулѣ Савельева. 
1) Конечно необходимо, чтобы цѣна дѣленій у обоихъ термометровъ соотвѣтствовала опредѣленнымъ до¬ 
лямъ градуса. 
2) См. Хвольсонъ, «О современномъ состояніи...», стр. 125. 
3) Мною наблюдалось до 0?1 разницы при поворотѣ термометра Бодена шарикомъ вверхъ или внизъ. 
