34 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
Пренебрегая ею, сдѣлаемъ ошибку, которая мояіетъ называться «потерею тепла въ стер¬ 
жень» и измѣряться, какъ уже говорено выше на стр. 12, разницею потерь въ стержень 
при нагрѣваніи и при охлажденіи шарика; если такъ, то эта разница должна быть во вся¬ 
комъ случаѣ меньше, чѣмъ стаціонарная потеря по безконечному стержню при постоян¬ 
номъ избыткѣ одного его конца надъ температурой среды (причемъ по причинѣ тонкости 
стержня считаемъ температуры въ перпендикулярныхъ сѣченіяхъ его одинаковыми). 
Такая потеря, разсчитываемая по Формулѣ 
~ ѴШ d 1 2 : с, 
гдѣ h — внѣшняя теплопроводность, к — теплопроводность стекла, для d — діаметра шейки 
около шарика = З мм , составитъ лишь около 2°/ 0 всей теплоемкости шарика. 
Поэтому можно считать, что, если с вычислимъ по количеству матеріала, или изъ кало¬ 
риметрическихъ опредѣленій съ принятіемъ во вниманіе лишь оболочки шарика х ), то 
ошибка въ с отъ указаннаго обстоятельства во всякомъ случаѣ будетъ гораздо меньше 2°/ 0 . 
5) Къ предыдущей ошибкѣ присоединяется малая ошибка отъ того, что часть тепла 
уносится ртутью, которая выходитъ изъ шарика при нагрѣваніи, и отдается стержню. 
Эта часть теплоемкости очень небольшая, около 0.001 с, ибо повышеніе за весь періодъ 
иагрѣванія бываетъ около 2°, и ртуть, выходящая изъ шарика, въ среднемъ максимумъ 
на 3° теплѣе стержня, значитъ потеря тепла будетъ максимумъ 0.00015 X 6 = 0.001. 
При охлажденіи термометра вхояеденіе холодной ртути въ шарикъ его не внесетъ измѣне¬ 
нія общаго объема ея, ибо заимствуетъ тепло отъ ртути же шарика. 
6) Вліяніе сравнительно теплой 2 ) въ началѣ періода охлажденія и къ концу періода 
нагрѣваніи діафрагмы, стоящей недалеко отъ шарика термометра, будетъ противоположно 
дѣйствовать на скорости U и V и, такъ какъ по моимъ спеціальнымъ наблюденіямъ не 
обнаружилось малаго охлажденія въ началѣ періода охлажденія и большого нагрѣваніи въ 
концѣ періода нагрѣваніи, то вліянія на сумму Z7-t- V подавно не будетъ замѣтно. 
Во всякомъ случаѣ поверхность діафрагмы, обращенную къ солнцу, надо дѣлать бле¬ 
стящею, какъ дѣлается, напримѣръ, судя по описанію, въ актинометрѣ Крова (см. Віоль 
«Rapport sur la radiation» Ann. Ch. Ph. (7) XXII, p. 344). 
7) Возможно ждать вліянія на результатъ неодинаковости условій охлажденія при на¬ 
дѣтомъ, въ случаѣ охлажденія, и снятомъ, въ случаѣ нагрѣванія, экранѣ. 
1) При калориметрическихъ опредѣленіяхъ, когда нагрѣтый шарикъ термометра погружается въ ртуть 
калориметра, часть тепла изъ стержня вліяетъ на окончательное нагрѣваніе калориметра. 
2) Дѣло въ томъ, что черезъ первую діафрагму, болѣе широкую, на главную діафрагму падаетъ вдвое 
больше тепла, чѣмъ проходитъ на шарикъ термометра, ибо діаметры діафрагмъ относятся какъ 
1.38 см. 
0.90 см. 
и на экземплярахъ актинометровъ Віоля-Савельева, которые я видалъ, обѣ стороны главной діафрагмы 
чернены; поэтому діафрагма должна нагрѣваться при открытомъ экранѣ. 
