НѢСКОЛЬКО ОПРЕДѢЛЕНІЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДІАЦІИ ВЪ Г. ТОМСКѢ. 
37 
ности непрерывно, одно за другимъ. Но такъ какъ, съ одной стороны, мнѣ не удалось начи¬ 
нать наблюденія очень рано, а съ другой — условія погоды ни разу не позволили продол¬ 
жать’работу далеко за полдень, большинство результатовъ касается околополуденнаго вре¬ 
мени дня, на два-три часа до или послѣ полдня. 
Поэтому собранный мною матеріалъ мнѣ кажется недостаточнымъ даже для предва¬ 
рительнаго сужденія объ особенностяхъ климатическихъ условій мѣстности, какъ Томскъ, 
находящейся въ глубинѣ материка, о вліяніи этихъ условій на прозрачность атмосферы и 
объ измѣненіяхъ ея въ теченіе года. Печатаемый ниже матеріалъ послужилъ мнѣ глав¬ 
нымъ образомъ для предварительнаго знакомства съ приборомъ и его изученія въ нѣкото¬ 
рыхъ отношеніяхъ. 
Обычное мѣсто наблюденіи было во дворѣ университета, въ южной части города; 
иногда же они производились на открытомъ окнѣ аудиторіи Физическаго кабинета. Въ хо¬ 
лодное время по необходимости тратилось непроизводительно отъ получасу до цѣлаго часа 
времени, чтобы жидкость внутри оболочки вынесеннаго изъ комнаты прибора приняла при¬ 
близительно температуру воздуха. 
Для регистраціи времени брались обыкновенные часы (безъ секунднаго боя) и простой 
метрономъ, котораго удары считались передъ отсчетами термометра прибора лишь съ того 
удара, который наиболѣе близко совпадалъ съ показаніемъ секундной стрѣлки часовъ за 
5 секундъ до полной минуты (или полуминуты). Такимъ образомъ исключалась системати¬ 
ческая ошибка во времени (метрономъ былъ плохо регулированъ и, кромѣ того, на вѣтру 
давалъ весьма замѣтныя ошибки), такъ какъ ошибки метронома за 5 сек. не могли соста¬ 
вить величины, вліяющей на каждый отдѣльный результатъ. 
Шарикъ актинометрическаго термометра покрывался сажей исключительно надъ 
пламенемъ стеариновой свѣчи съ частой мѣдной сѣткой для его охлажденія. При этомъ 
было замѣчено, что слой сажи сравнительно проченъ и неизмѣненъ получается въ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, когда покрываютъ шарикъ многократно лишь самыми тонкими слоями сажи. Одно¬ 
образіе толщины слоя хорошо контролируется тѣмъ, что закопченая поверхность стекла, 
выставленная на солнце, перестаетъ совершенно отражать лучи его. 
Осенью 1901 года съ 26 октября вмѣсто воды въ оболочку актинометра налитъ былъ 
керосинъ, позволявшій наблюдать при — 14° температуры воздуха. 
При чередующихся опредѣленіяхъ охлажденія и нагрѣванія актинометрическаго тер¬ 
мометра внутри нрибора, требующихъ по 2 полныхъ минуты для каждаго процесса и по 
1 минутѣ для перемѣшиванія жидкости въ оболочкѣ и другихъ манипуляцій, полныя опре¬ 
дѣленія радіаціи получаются каждыя 6 минутъ, при чемъ для вычисленій ихъ идутъ два 
сосѣднихъ наблюденія охлажденія. 
Для полученія съ помощью прибора Віоля-Савельева радіаціи въ абсолютной мѣрѣ 
произведены слѣдующія измѣренія: термометры Бодена, главный № 15130 и вспомога¬ 
тельный № 15132, съ дѣленіями по 0?2 отъ — 20° до-+-40° и и- 38°, сравнены были въ 
Томскѣ съ нормальнымъ термометромъ Бодена, при чемъ разницъ въ показаніяхъ, выхо- 
