38 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
дящихъ изъ предѣловъ ошибки отсчетовъ, не найдено. Разницы въ показаніяхъ обоихъ тер¬ 
мометровъ также оказались очень малы, именно нри 
0° о!оо 
10° 0.03 
20 ° 0.00 
Такъ какъ на протяженіи 2 — 3° измѣненія этой разности могли быть ничтожны, и 
такъ какъ постоянная ошибка въ разности не вліяетъ на результатъ измѣренія радіаціи, то 
при вычисленіи никакихъ поправокъ къ отсчетамъ не примѣнялось. 
Размѣры діафрагмы измѣрены были окулярнымъ микрометромъ трубы катетометра, 
при чемъ понеремѣнно дѣлались наведенія на діафрагму и на эталонъ длины, помѣщаемый 
точно на то же мѣсто и въ томъ же разстояніи отъ трубы, какъ и діафрагма (около метра). 
На 1 мм. приходилось 
86.46 ± 0.12 дѣленій барабана. 
Средній діаметръ діафрагмы опредѣленъ равнымъ 
8.708 ± 0.004 мм. 
и площадь 
0.5956 см 2 . 
Что касается теплоемкости термометра JV» 15130 или его водяного значенія, то для 
расчета ея можно было воспользоваться слѣдующими данными Бодена, выгравированными 
на самомъ термометрѣ: 
вѣсъ оболочки шарика 0.43 гр. 
» ртути 11.72 гр. 
Беря теплоемкость стекла =0.1962 и ртути =0.0333, получимъ водяное значеніе 
термометра 
0.0844 h- 0.3903 = 0.4746. 
Кромѣ того въ Физическомъ кабинетѣ Снб. Лѣсного Института Г. А. Любослав- 
скимъ и, отчасти, мною было многократно опредѣлено водяное значеніе этого термометра 
калориметрическимъ методомъ, притомъ сперва въ водяномъ калориметрѣ, а затѣмъ въ ртут¬ 
номъ очень малаго размѣра. Безъ введенія какихъ-либо поправокъ теплоемкость опредѣ¬ 
лена = 0.477 гр. калоріи, т. е. очень близко къ выше вычисленному. 
Если по такимъ даннымъ вычислить постоянный множитель Формулы, дающей радіа¬ 
цію по методу Віоля-Савельева, то получимъ: 
0.4746 
0.5966' 
0.7967 
