НѢСКОЛЬКО ОПРЕДѢЛЕНІЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДІАЦІИ ВЪ Г. ТОМСКѢ. 
39 
по даннымъ Бодена, или 
0.477 
0.5956 
= 0.801 
по наблюденной теплоемкости. 
Однако для вычисленія наблюденій въ Томскѣ употребленъ мною, въ виду подробно 
описанныхъ соображеній о надежности термометра, какъ измѣрителя радіаціи, множитель, 
найденный по сравненію термометра № 15130 съ новымъ абсолютнымъ компенсаціоннымъ 
пиргеліометромъ Онгстрема, имѣющимся нынѣ въ Константиновской Обсерваторіи въ 
Павловскѣ. Постоянныя прибора, построеннаго механикомъ Розе въ Упсалѣ, опредѣлены 
самимъ профессоромъ Онгстремомъ, поправки же милліамперметра Сименса и Гальске 
опредѣлены въ Главной Палатѣ Мѣръ и Вѣсовъ въ Петербургѣ. 
Для сравненія термометры № 15130 и № 15132 помѣщены были въ оболочку акти¬ 
нометра Віоля-Савельева, такого же образца и размѣровъ, какъ и томскій экземпляръ 
актинометра (работы механика Францена). Діафрагма этого актинометра, по любезному 
сообщенію г-на Савинова, равна 0.6305 см 2 , т. е. также мало отличается отъ томской. 
Къ сожалѣпію, мнѣ самому нс удалось сдѣлать сравненія томскаго термометра съ 
пиргеліометромъ Онгстрема, такъ какъ актинометръ Віоля, бывшій въ Павловскѣ, дол¬ 
женъ былъ быть безъ большой задержки отосланъ, по нѣсколько наблюденій все же были 
сдѣланы по моей просьбѣ г-дами Савиновымъ и Франкеномъ, за что я долженъ выра¬ 
зить имъ мою глубокую благодарность. 
Довольствуюсь небольшимъ числомъ сравненій томскаго термометра съ абсолютнымъ 
пиргеліометромъ въ виду того, во-первыхъ, что весь матеріалъ, который я успѣлъ собрать 
въ г. Томскѣ, нѣсколько отрывоченъ, а во-вторыхъ, надеяшость окончательно принимаемаго 
переводнаго множителя, какъ кажется, несомнѣнна въ предѣлахъ нѣсколькихъ °/ 0 : это видно 
изъ всего сказаннаго выше на стр. 35—36. 
Сравненіе приборовъ 2 іюля 1903 г. въ Павловскѣ, произведенное С. И. Савино¬ 
вымъ (съ пиргеліометромъ Онгстрема) и В. Ф. Франкеномъ (съ актинометромъ) одно¬ 
временно, дало 5 независимыхъ величинъ: 
Радіація по пиргеліо¬ 
метру Онгстрема въ 
гр. кал. 
см 2 , мин. 
Относительныя величины 
радіаціи по актинометру 
Віоля-Савельева. 
Переводный множитель 
для него. 
1.04 
1.36 
0.765 
1.03 
1.36 
757 
1.04 
1.37 
759 
1.03 
1.32 
780 
1.02 
1.33 
767 
0.7648 ±0.0061 
т. е. съ среднимъ отклоненіемъ ±О.8°/ 0 . 
