40 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
При переходѣ къ томской діафрагмѣ получилось бы не 0.7648, а болѣе, въ отношеніи 
0.6305 
0.5956 
1.059, 
т. е. 0.8098. 
Такимъ образомъ черезъ сравненіе съ абсолютнымъ приборомъ Онгстрема 
получено 0.810; 
вычисленіе по даннымъ Бодена давало 0.797, 
а по калориметрическому опредѣленію теплоемкости мы имѣли 0.801. 
Съ помощью перваго множителя вычислены всѣ ниже приводимыя наблюденія. 
Привожу примѣръ расчета одного изъ наблюденій, JV» 100, когда я дѣлалъ отсчеты 
термометра со спеціальной цѣлью черезъ % минуты, такъ что, вмѣсто трехъ отсчетовъ за 
каждый періодъ охлажденія или иагрѣванія, было дѣлаемо 5. Согласно съ этимъ, перевод¬ 
ный множитель взятъ не 0.810, а 
1.620 (lg = 0.2095). 
Формула по Савельеву бралась такая: 
«= 1-620 г= ^=^(Ѳ к "—Ѳ и ' х е~ т ), 
гдѣ е~~ т {е — основаніе Неперовыхъ логариѳмовъ) равно среднему изъ отношеній послѣ¬ 
довательныхъ избытковъ при охлажденіи: 
а разность въ скобкахъ бралась средняя изъ всѣхъ послѣдовательныхъ разностей этого 
рода для избытковъ нагрѣванія; 
7 т 
1 — е —» 
брался прямо изъ таблички, составленной мною по аргументу Ід е 
