58 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
метровъ въ англійскихъ психрометрическихъ будкахъ, причемъ самыя будки сдѣланы были 
также въ нашей мастерской, нанятымъ для того плотникомъ подъ надзоромъ г. Морозова. 
Весьма важныя услуги оказалъ г. Морозовъ также и при установкѣ магнито¬ 
графа, для котораго требовалось устройство разныхъ сооруженій. Такъ, напримѣръ, 
имъ устроенъ валикъ, черезъ который провели шнурокъ съ гирей часовъ, для того, 
чтобы гиря двигалась въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ столба часовъ и попадала въ 
устроенный для предохраненія ея отъ нечаянныхъ толчковъ желобъ. На днѣ этого 
желоба, длина котораго = 2 метрамъ, устроенъ электрическій контактъ, связанный со 
звонкомъ, который долженъ звонить въ случаѣ, если забудутъ во-время завести часы, 
и гиря опустится до дна желоба. Введены были также нѣкоторыя усовершенствованія 
въ приспособленіи для укрѣпленія Фотографическихъ бумагъ на ихъ валикахъ, опу¬ 
щены ниже рамки съ волосками, видимыми въ подзорныхъ трубкахъ, и, наконецъ, уже 
въ началѣ 1904 г., устроена вспомогательная пружина къ часовому механизму. Причина, 
вызвавшая необходимость въ такой пружинѣ, заключалась въ слѣдующемъ: у нашего 
магнитографа отмѣтки времени на Фотографическихъ бумагахъ получаются тѣмъ, что 
валики, на которые эта бумага наложена, при помощи часового механизма во всѣ чет¬ 
ные часы быстро передвигаются на небольшое разстояніе, а разъ въ сутки на довольно 
большое разстояніе. Вотъ, во время этого послѣдняго интервала, вся сила тяжести гири 
часовъ уходитъ, въ теченіе 5—6 секундъ, на переставленіе валиковъ, такъ что верхнее 
колесо, въ которое захватываетъ якорь часовъ, на это время останавливалось. По этой 
причинѣ якорь могъ ударять на зубцы колеса и оттого переставляться. Затѣмъ, часы шли 
неправильно, или дая;е останавливались. Упомянутой же вспомогательной пружиной, кото¬ 
рую г. Морозовъ изготовилъ по указанію г. Мюллера, этотъ недостатокъ въ часахъ 
былъ устраненъ. 
Наконецъ, г. Морозовымъ сдѣланы 3 ванны для проявленія магнитограммъ, 
13 штукъ подставокъ подъ ножки магнитныхъ приборовъ, аншлаги къ рейкѣ, при помощи 
которой опредѣляется чувствительность магнитныхъ варіаціонныхъ приборовъ, и еще раз¬ 
ные другіе предметы. Кромѣ того, г. Морозовъ, попрежнему, имѣлъ надзоръ за гальвани¬ 
ческими батареями, съ ихъ проводами, и за самопишущими приборами. 
Не могу не обратить вниманія на то, что Екатеринбургская Обсерваторія, какъ пока¬ 
зываетъ приведенный перечень сдѣланныхъ въ ея мастерской работъ, уже не можетъ обой¬ 
тись безъ своего механика, обязанности котораго исполняетъ нашъ наблюдатель В. Е. Мо¬ 
розовъ. 
Наблюденія и научныя работы Обсерваторіи. Кромѣ постоянныхъ наблюденій Обсер¬ 
ваторіи, о которыхъ представленъ особый подробный отчетъ, печатаемый въ Лѣтописяхъ 
Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, произведены еще слѣдующія наблюденія 
и работы: 
Наблюденія надъ суточнымъ ходомъ температуры въ пескѣ дѣлались, какъ и въ прежніе 
годы, съ 1 іюня по 30 сентября. 
