76 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
ровъ Маскара-Муро, прекраспо приспособленныхъ для быстрыхъ путевыхъ наблюденій. 
Во время указанной поѣздки мною опредѣлено магнитное склоненіе въ 14 пунктахъ, гори¬ 
зонтальная сила въ 8, а наклоненіе въ 3 пунктахъ. 
Часть указанныхъ наблюденій, а именно, наблюденія надъ склоненіемъ, уже обрабо¬ 
таны мною, въ связи съ прежпими моими наблюденіями. Сводка какъ моихъ наблюденій, 
такъ и наблюденій прежнихъ изслѣдователей даетъ очень интересные результаты, указы¬ 
вающіе па аномальный ходъ изогонъ въ окрестностяхъ Байкальскаго озера. 
Р. Г. Розенталь продолжалъ и въ отчетномъ году свои изслѣдованія надъ плотностью 
снѣга въ Иркутскѣ. Онъ свелъ свои результаты въ одно цѣлое, и статья его по этому пред¬ 
мету совершенно подготовлена имъ къ печати. 
Относительно сейсмическихъ наблюденій Иркутской Обсерваторіи слѣдуетъ сказать, 
что въ 1903 году наблюденія производились почти безъ перерывовъ по 3 серіямъ различ¬ 
ныхъ приборовъ. Съ начала отчетнаго года нашимъ паиболѣе чувствительнымъ приборомъ 
являются маятники Цёльнера. Въ общемъ, эти приборы даютъ чуть ли не вдвое большее 
число землетрясеній, чѣмъ считавшійся до того наиболѣе чувствительнымъ у насъ приборъ 
Мильна. Такимъ образомъ, соотвѣтственно увеличился и матеріалъ, подвергаемый разра¬ 
боткѣ. Уходъ за приборомъ Цёльпера оказался не особенно сложнымъ, благодаря прекрас¬ 
ной работѣ какъ самыхъ маятниковъ, такъ и пишущей части. Маятпики хорошо сохра¬ 
няютъ свое «нормальное» положеніе и продолжительность качаній. Такъ же хорошо ра¬ 
ботаетъ и пишущая часть, хотя скорость вращенія барабана не остается одинаковой, что, 
быть можетъ, столько же зависитъ отъ несовершенства часового механизма, сколько и отъ 
не совсѣмъ точной цилиндричности самого барабана, на который натягивается бумага. Ука¬ 
занныя несовершенства, впрочемъ, далеко не такъ велики, чтобы имѣли вредное вліяніе на 
точность отсчетовъ нашихъ сейсмограммъ. Благодаря принятому способу отсчета по осо¬ 
бому масштабу, приготовленному по образцу «поперечныхъ» масштабовъ, отсчеты кривыхъ 
дѣлаются, сравнительно, легко и быстро при любой длинѣ отрѣзка между двумя отмѣтками 
времени па кривыхъ. Значительно больше хлопотъ доставили намъ контактные часы Лёб- 
пера, дающіе отмѣтки времени на кривыхъ Цёльнеровскихъ маятниковъ. Несмотря на очень 
хорошее состояніе температуръ въ нашемъ сейсмическомъ подземельѣ, ходъ ихъ очень 
сильно и временами неправильно мѣнялся въ теченіе года. Причину измѣненія хода слѣ¬ 
дуетъ искать въ несовершенствѣ подвѣса маятника часовъ, состоящаго изъ деревяннаго 
стеряшя съ тяжелой свинцовой чечевицей. При всѣхъ регулировкахъ маятника соединеніе 
его съ механизмомъ часовъ нѣсколько измѣнялось, благодаря чему послѣ каждой регули¬ 
ровки ходъ часовъ мѣнялся совершенно независимо отъ величины подъема или опусканія 
маятника. Нѣтъ сомнѣнія, что пріобрѣтенный нами въ концѣ года компенсаціонный маят¬ 
никъ РиФлера изъ никелевой стали, съ очень маленькимъ коэффиціентомъ измѣненія отъ 
температуры и съ остроумными, солидными приспособленіями для цѣлесообразнаго подвѣса 
и регулировки его длины, значительно улучшитъ ходъ часовъ. Очень много хлопотъ и 
непріятностей доставили намъ также бензиновыя лампы Цёльнеровскихъ приборовъ. Всѣ 
