G 
A. M. БУХТѢ ЕВЪ. 
ящика, a другой конецъ шланга наблюдатель держалъ у уха при наблюденіи. Такъ какъ 
хронометръ былъ далеко, то часто наблюдатель не успѣвалъ брать счетъ секундъ и велъ 
произвольный счетъ до конца наблюденія, когда повѣрялъ счетъ по хронометру и записы¬ 
валъ въ журналъ при концѣ наблюденія 47 г = 53' т. е. всѣ записанные при этомъ наблю¬ 
деніи моменты должны быть увеличены на 6 е . 
Скажемъ нѣсколько словъ объ инструментахъ, которыми пользовался Ф. Г. Зебергъ. 
Универсальный инструментъ Гильдебранда — хорошій инструментъ, какъ всѣ произ¬ 
веденія этой Фирмы, но собственно для измѣренія зенитныхъ разстояній свѣтилъ малый 
вертикальный кругъ съ ломанной, болѣе сильной трубой и болѣе удобной установкой уровня 
вертикальнаго круга, наир, малый вертикальный кругъ Репсольда, былъ-бы лучше. 
Малый универсальный инструментъ Гильдебранда — весьма портативный, но опти¬ 
чески слабый инструментъ; Ф. Г. Зебергъ мало имъ пользовался; только наблюденія въ 
заливѣ Миддендорфа сдѣланы этимъ инструментомъ. 
Пассажный инструментъ Эртеля — весьма несовершенный типъ переноснаго пассаж¬ 
наго инструмента; въ своихъ журналахъ Ф. Г. Зебергъ неоднократно указываетъ недо¬ 
статки этого инструмента: 
1) слабость и плохія оптическія качества трубы, 
2) незащищенность накладного уровня отъ температурныхъ вліяній и неудобное его 
помѣщеніе сверху, не позволяющее отсчитывать уровень при всякой установкѣ трубы, 
3) отсутствіе приспособленій для перекладки оси и для регулировки освѣщенія нитей, 
4) большое неудобство отсчетовъ на вертикальномъ кругѣ. 
Труба Цейсса съ паралактической установкой, позволявшая наблюдать звѣзды 7 ве¬ 
личины, весьма облегчала Ф. Г. Зебергу наблюденія покрытій звѣздъ луною. 
Хронометры (за исключеніемъ одного, всѣ работы Ericsson’a) были превосходнаго 
качества, какъ это мы увидимъ далѣе. 
» 
II. Опредѣленія времени. 
Самыми надежными опредѣленіями времени являются тѣ, которыя получены Ф. Г. 
Зебергомъ изъ наблюденія универсальнымъ инструментомъ примѣрно тѣхъ-же зенитныхъ 
разстояній двухъ звѣздъ на востокѣ и на западѣ. При наблюденіи обыкновенно дѣлалось 
универсальнымъ инструментомъ Жя 2821 восемь наведеній на звѣзду, по 4 наведенія при 
каждомъ положеніи круга инструмента. Наблюденія вычислены по общепринятымъ Форму¬ 
ламъ, рефракція взята изъ Пулковскихъ таблицъ рефракціи, причемъ для особо низкихъ 
температуръ (ниже —30° С. и до —40° С.) величины поправокъ log рефракцій за темпе- 
ратуру получены экстраполяціей данныхъ таблицы IV. 
Для оцѣнки точности такихъ опредѣленій времени и для сужденія о величинѣ постоянной 
ошибки инструмента вмѣстѣ съ ошибкою принятой рефракціи, ниже выписана таблица при¬ 
веденныхъ къ одному моменту всѣхъ величинъ поправокъ хронометра, которыя были полу¬ 
чены Ф. Г. Зебергомъ по наблюденію зениты разстояній звѣздъ на востокѣ и на западѣ: 
