ОСНОВНЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКІЕ ПУНКТЫ РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦІИ. 
9 
25 Февраля. 
До начала наблюденія 
въ 
15 ч 
50” 
по 
хронометру мѣсто 
нуля 
(2.4) 
полудѣл. уровня. 
При первой звѣздѣ 
» 
16 
30 
» 
. » 
» 
» 
3.6 
» 
» 
» 
четвертой » 
» 
17 
0 
» 
» 
» 
» 
1.6 
» 
» 
» 
пятой » 
» 
17 
49 
» 
» 
» 
)) 
1.8 
)) 
» 
» 
шестой » 
» 
17 
58 
» 
» 
» 
» 
1.9 
» 
» 
» 
седьмой » 
» 
18 
11 
» 
» 
» 
» 
2.4 
» 
» 
» 
девятой » 
» 
18 
3! 
» 
» 
» 
» 
(1.6) 
» 
)) 
Такое значительное и неправильное измѣненіе мѣста нуля можетъ быть объяснено 
частью большимъ вліяніемъ температуры наблюдателя на плохо защищенный уровень при 
весьма низкихъ температурахъ воздуха, а частью налетомъ инея на оси инструмента, сей- 
часъ-же образовывавшемся при перекладкѣ уровня (Зебергъ много разъ до и во время 
наблюденія очищаетъ этотъ налетъ спиртомъ). Вслѣдствіе плохого опредѣленія наклонности 
оси, коллимаціонная ошибка и азимутъ инструмента получались мало точными и выводить 
точность опредѣленія времени изъ согласія отдѣльныхъ поправокъ хронометра по южнымъ 
звѣздамъ было-бы совсѣмъ неправильно. Чтобы получить нѣкоторое сужденіе объ этой 
точности я воспользовался всѣми нижеприведенными опредѣленіями коллимаціонной ошибки 
пассажнаго инструмента Эртеля за 1901 и 1902 года. 
1901 г. 26 Января. . . 
-і-0?48 
1902 г. 23 Февраля. . 
-н0?30 
28 Января. . . 
-+-0.18 
12 Марта . . . 
-і-О.ЗЗ 
25 Февраля. . 
-f-0.33 
16 Марта . . . 
-ч-О.П 
5 Марта . . . 
-+-0.17 
19 Марта . . . 
-t-0.59 
1902 г. 26 Января. . . 
-н0.17 
21 Марта . . . 
-f-0.45 
27 Января. . . 
-+-0.31 
29 Марта . . . 
-f-0.38 
28 Января. . . 
29 Января. . . 
-1-0.36 
-н0.44 
средняя. . 
ч-О.ЗЗ 
Такъ какъ всѣ наблюденія сдѣланы въ близко тѣхъ-же условіяхъ и ни призма, ни 
сѣтка нитей не были перемѣщены за все это время, то можно считать, что коллимаціонная 
ошибка въ сущности была постоянной, а колебанія ея величины являются слѣдствіемъ слу¬ 
чайныхъ ошибокъ ея опредѣленія; тогда по отклоненіямъ вышеуказанныхъ ея величинъ 
отъ средней получается, что средняя ошибка одного опредѣленія коллимаціонной ошибки 
Е с равна 0 С .15. Такъ какъ то же уравненіе Полярной служитъ какъ для вывода коллима¬ 
ціонной ошибки, такъ и главнымъ образомъ для опредѣленія азимута инструмента, а коэффи¬ 
ціентъ при азимутѣ въ этомъ уравненіи въ 4 раза меньше коэффиціента при с, то если с 
опредѣлилось изъ уравненія со средней ошибкой 0^15, то азимутъ опредѣлится со средней 
Зяп. ф«з,-Лат Отд. 2 
