10 
A. M. БУХТ T» ЕВЪ. 
ошибкой въ два раза большей, именно Е п = О'ЗО. Такимъ образомъ ошибка опредѣленія 
поправки хронометра Е и выразится уравненіемъ Е\ = Е% -+- Е* а -+- Е\ и , гдѣ Е Аи есть 
средняя ошибка поправки хронометра по согласію отдѣльныхъ поправокъ по южнымъ звѣз¬ 
дамъ; полученная такимъ образомъ для наблюденій Ф. Г. Зеберга пассажнымъ инстру¬ 
ментомъ величина Е и оказалась равною отъ 0 е . 3 до 0.5. Конечно такая оцѣнка точности 
весьма приближенна и полученная нами ошибка скорѣе велика чѣмъ мала. 
Въ тѣхъ случаяхъ опредѣленія времени пассажнымъ инструментомъ, когда Полярная 
не была наблюдена, величина поправки хронометра, коллимаціонной ошибки и азимута 
инструмента выводились изо всѣхъ уравненій звѣздъ (часто всѣ звѣзды при одномъ кругѣ) 
по способу наименьшихъ квадратовъ, причемъ, если были наблюдены звѣзды весьма раз¬ 
личныхъ склоненій, уравненія умножались на V Cos 8 для приведенія ихъ къ одному вѣсу; 
въ общемъ въ этихъ случаяхъ поправки хронометра получены со значительно большей 
средней ошибкой, именно отъ 0 Г .6 до 1 С .1. 
Наконецъ опредѣленія времени, сдѣланныя универсальнымъ инструментомъ (какъ 
большимъ, такъ и малымъ) по зенитнымъ разстояніямъ солнца, получены съ наибольшей 
средней ошибкой и обыкновенно сдѣланы по одну сторону меридіана, такъ что постоянная 
ошибка зенитнаго разстоянія въ нихъ не исключена. При этихъ опредѣленіяхъ дѣлалось отъ 
2 до 4 наведеній на оба края солнца при каждомъ положеніи круга инструмента т. е. всего 
8 или 16 наведеній на края солнца. Вычисленія сдѣланы по общеупотребительнымъ Фор¬ 
муламъ. Только два раза время опредѣлено по солнцу изъ наблюденій но обѣ стороны мери¬ 
діана, именно 14 Августа 1900 г. универсал, инстр. JVs 2821 и 5 Сентября 1900 г. 
универ, инстр. А; 2640; приведенныя къ одному моменту поправки получены слѣдующія: 
14 Августа 1900 г. универсальный инструментъ № 2821. 
u w = —1 4 49 м 2 і!2 * = 74° 
и 0 =— 1 49 18.5 * = 70 
U W и 0 _ _ 1 с Л 
су і- • ГГ 
5 Сентября 1900 г. универсальный инструментъ № 2640. 
u w — _+_ 4 ч 13 м 23!0 0=82° с 
и 0 = -ь-4 13 20.3 £=80 2 
Къ сожалѣнію число такихъ наблюденій слишкомъ мало, чтобы вывести постоянную 
ошибку поправки хронометра при наблюденіи солнца; одно только можно сказать что 
имѣемое наблюденіе не противорѣчитъ тому выводу о малой величинѣ этой постоянной 
ошибки, которое было сдѣлано для универсальнаго инструмента JVs 2821 изъ наблюденія 
звѣздъ. Наблюденіе 5 Сентября малымъ универсальнымъ инструментомъ также указы¬ 
ваетъ па малую величину постоянной ошибки поправки хронометра, ибо даетъ разность 
