conmoción y la marcha progresiva de cada temblor, 
se podria seguir perfectamente á la vista de una 
carta de la República. 
La comisión investigadora lamentó desde los pri¬ 
meros dias la falta de un instrumento semejante pa¬ 
ra poder juzgar del fenómeno terrestre que se tra¬ 
taba de estudiar. 
A falta de otro más perfecto se improvisó uno 
bastante ingenioso debido á la cooperación que los 
CC. Luciano Blanco y Manuel Corro, empleados de 
la casa- de moneda de esta capital, nos han presta¬ 
do en los estudios emprendidos. Lo describimos 
aquí brevemente para que pueda comprenderse á 
la vista de la adjunta lámina, en que se hallan dos 
figuras del aparato, una en proyección vertical y 
otra en la horizontal. 
Consiste este en un resorte común de acero en 
espiral C, colocado verticalmente sobre un poste A, 
clavado con solidez contra un muro. De este re¬ 
sorte el punto B está fijo; una pequeña parte del 
extremo exterior N sale hácia fuera para aguantar 
el peso E, y en el extremo interior se pone trasver¬ 
salmente un lápiz D, cuya punta fina está en con¬ 
tacto con un papel 6 cartón, FF, el cual se halla 
también colocado trasversalmente asegurado en el 
poste, de manera que al menor movimiento del re¬ 
so rte C el lápiz D traza una línea sobre el papel. 
