578 
Methoden zur Züchtung der Anaerobien. 
Blücher (887) empfiehlt zur I solirung an aerober Bact er ien 
folgende Methode: 
In einer etwas grösseren Glasschale steht die Culturschale (7 cm 
Diam.), welche durch einen federnden Drahtring mit 3 bis zur äusseren 
Schale reichenden Ausläufern in der Mitte derselben festgehalten wird. 
Sie wird bedeckt mit einem Glockentrichter, der an der Spitze mit einem 
Wattepfropf versehen und mit einer durchbohrten Bleiglocke beschwert 
wird. Der ganze Apparat wird trocken sterilisirt. Zum Gebrauch giesst 
man die inficirte Nährgelatine oder Nähragar in die Culturschale, stellt 
mittels einer Glycerinmischung (1 : 3-4 Aqu.) einen Luftabschluss des 
Glockenrandes nach aussen her und leitet durch den Trichterhals das * * 
Gas mittels eines Gummischlauchs zu (5-10 Min.). Danach klemmt man 
den, möglichst eng gewählten, Schlauch mit einem Schraubenquetsch- 
hahn (andere sind undicht) zu und schneidet dahinter den Schlauch ab. 
Zum Oeffnen des Apparates entfernt man zunächst den abgeklemm¬ 
ten Gummischlauch und hebt unter sanftem Neigen des Apparates die 
Glocke vorsichtig ab *. 
Für anaerobe Stichculturen empfiehlt B., diese ohne Wattepfropf 
umgekehrt in ein mit Glycerinmischung gefülltes Becherglas zu stellen 
und von unten mit U-förmiger Röhre ca. 5 Min. lang Wasserstoff einströ¬ 
men zu lassen. Das Wachsthum zeigte sich dann an der Einstichstelle 
üppiger statt spärlicher wie sonst. 
Um die BucHNEit’sche Methode mit alkalischem Pyrogaliol* für 
Platten nutzbar zu machen schlägt er vor, die Plattenschälchen in 
grössere Schalen mit luftdicht aufgeschliffenem Deckel zu stellen, welche 
mit der Pyrogallolmischung kurz vor Gebrauch beschickt werden. Da 
hierbei aber ziemlich starke Austrocknung eintritt, zieht er für diese 
Zwecke seinen erstbeschriebenen Apparat vor. Er macht darauf auf¬ 
merksam , dass es damit gelingt, Anaerobien auch auf Kartoffeln zum 
Wachsthum zu bringen. Czaplewski. 
Botkin (888) construirte, um die Uebelstände, welche den bis¬ 
herigen Apparaten zur Isolirung der Anaerobien anhafteten, zu 
umgehen, folgenden Apparat, der sich mit einfachen Laboratoriums¬ 
utensilien leicht herstellen lässt. Derselbe besteht im wesentlichen aus 
einem kleinen etagerenartigen Gestell, in dessen Fächern über einander 
5 PETEi’sche Schälchen Platz finden können. Das Gestell steht über¬ 
deckt von einer passenden Glocke, welche oben mit einem aufgerollten 
Bleirohr beschwert ist, in einer entsprechend grösseren ziemlich hohen 
Glasschale. Der Inhalt der Glocke wird nach aussen durch Paraffinum 
0 Der Apparat functionirt gut, bat aber den Nacbtheil, dass man für 
jede Platte einen besonderen Apparat braucht und ist durch den Boriurdschen 
Apparat (s. unten) bereits überholt. Ref. 
*) Cf. Jahresber. IV (1888) p. 522. Red. 
