582 Methode zur Züchtung von Anaerobien. Diverse bacteriologische 
Apparate. 
gedichtet, umgekehrt, das freie offene äussere Ende des Pyrogallol- 
behälters mit einem Gummischlauch versehen, in diesen ein viel dün¬ 
neres Röhrchen tief eingeführt, welches mit dem Kipp’schen Apparat in 
Verbindung steht. Nach genügendem Durchleiten wird dann der Gummi¬ 
schlauch mit dem Quetschhahn geschlossen. Czaplewslii. 
Fuchs (900) empfiehlt gelegentlich der Beschreibung eines von 
ihm entdeckten neuen anaeroben Eiterungserregers* folgende Methode 
für Anaerobienstichculturen. Von einem Reagirglas mit schräg erstarr¬ 
tem LöFFLEp’schem Rinderblutserum giesst er das Condenswasser ab, 
lässt in das umgekehrte Röhrchen von unten 1-2 Minuten lang Wasser¬ 
stoff einströmen, verschliesst das noch immer umgekehrt gehaltene Röhr¬ 
chen mit einem sterilisirten Gummipfropfen, paraffinirt und stellt das 
Röhrchen umgekehrt in den Brütschrank. Die Methode ist, .wie F. 
schon beobachtet, wohl auch für andere feste Nährböden verwendbar. 
Czaplewski. 
Prausnitz (935) beschreibt zunächst eine Vorrichtung zum 
Abimpfen einzelner Colonien von der Kocii’schen Platte, 
welche bezweckt, ein Anstossen der Impfnadel an das Objectiv beim 
„Fischen“ zu vermeiden und der Führung der Nadel im ganzen mehr 
Sicherheit zu geben. Die Vorrichtung besteht aus einem an das Objectiv 
anzuschraubenden Klemmring, welcher seitlich ein senkrecht nach unten 
gerichtetes, am untern freien Ende mit dreieckigem Ausschnitt ver¬ 
sehenes Platinblech eingesetzt erhält. Der schlitzförmige Ausschnitt 
dient der Impfnadel zur Führung während des Abimpfens und erleich¬ 
tert dadurch die Controlle des „Fischens“ unter dem Mikroskop 1 . 
Es folgt die Beschreibung eines Apparates zur gleichzeitigen 
Anfertigung mehrerer EsMAECH’scher Rollröhrchen. Die ent¬ 
sprechend vorbereiteten Röhrchen werden in die correspondirenden 
Löcher zweier in 14 cm Abstand von einander auf einer Achse ange¬ 
brachten Blechscheiben eingesteckt, welche mittels einer kleinen Kurbel 
in einem (zum Erstarren der Gelatine mit ca. 10-12° C. warmem Wasser 
gefüllten) Blechkasten um die erwähnte horizontale Achse bis zur Er¬ 
starrung der Gelatine rotirt werden können 2 . 
Der im folgenden beschriebene Apparat zur bacteriologi- 
schen Wasser Untersuchung enthält in einem Kasten mit Einsatz: 
ein Thermometer, einige graduirte Glaspipetten, 20 Reagirgläser, ein 
Schöpfgefäss, einen kleinen Spirituskocher zum Verflüssigen der Gelatine, 
eine Blechschachtel mit Gummikappen, 2 Fläschchen für Spiritus, ferner 
*) Cf. diesen Bericht p. 357. Red. 
0 Der Apparat ist zu beziehen vom Hofinstrumentenmacher Katsch in 
München. Ref. 
2 ) Der Apparat ist zu beziehen von Ulrich & Reinig, München, Zweig¬ 
strasse 6. Preis 8 Mk. 
