584 Feldflaschenartiges Culturgefäss. Apparat zum Studium 
der Gasbildung bei Bacterien. 
empfehlen sich solche Kölbchen wegen ihrer bequemen Transportirbar- 
keit 1 und ferner zur Anlegung von Plattenculturen anaerober Bacterien 
in Wasserstoffatmosphäre. Zu letzterem Zwecke brauchen sie nur mit 
einem doppeltdurchbohrten, mit langem Zu- und kurzem Ableitungsrohr 
versehenen Gummistöpsel verschlossen und mit einem Kipp’schen Apparat 
in Verbindung gebracht zu werden. Troje. 
Kamen (909) beschreibt ein nach seinen Angaben von der Firma 
Dr. Hermann Rohrbeck construirtes feldflaschenartiges Cultur¬ 
gefäss, welches, wie der Verf. übrigens selbst eingehend hervorhebt, 
mit dem von Petruschky empfohlenen platten Kölbchen die weitgehend¬ 
sten Aehnlichkeiten aufweist. Es ist hauptsächlich dazu bestimmt, Platten 
von Wasserproben an Ort und Stelle anlegen zu können. Um Colonien von 
jeder Stelle des Culturgefässes entnehmen zu können, ist die unbequeme 
Krümmung des Halsstheiles, die sich bei den LiPEz’schen Culturgläsern 
störend bemerkbar machte, beseitigt und die Form unter Vermeidung 
todter Winkel ähnlich wie bei Petruschky modificirt. Die Unter¬ 
schiede von Petruschky’s plattem Kölbchen sind folgende: Kamen’s 
Culturgefäss ist grösser 16:7 cm, während Petruschky’s Muster A 
10-11: 5y a -6, Muster B 12 5: 6*0 cm als Maasse haben (s. o.). Ferner 
unterscheiden sich diese Gefässe etwas hinsichtlich der Halskerbung. 
Petruschky’s Muster A besitzt ringförmige Halskerbung, Muster Beine 
solche nur an den beiden Breitseiten, das KAMEN’sche Muster dagegen 
nur eine einseitige Halskerbung und zwar an der Unterfläche, auf die 
man das Glas zum Erstarren des eingeführten gelatinirbaren Nährbodens 
legt. Von dieser einseitigen Einkerbung aus flacht sich die dadurch 
entstandene Einziehung des Glases nach der flachen Unterfläche in Form 
einer schiefen Ebene sanft ab. Czaplewski. 
Smith (947) empfiehlt zum Studium der Gasbildung bei Bac¬ 
terien das von Einhorn 2 3 und P. Guttman 3 für die Bestimmung des 
Zuckers im Urin eingefiihrte Gährungskölbchen. Dasselbe besteht aus 
einer U-förmig gekrümmten reagirglasartigen Röhre, deren längerer etwas 
schräge gestellter Schenkel an seinem oberen Ende zugeschmolzen ist, 
während sie sich an der Umbiegungsstelle etwas verjüngt und an ihrem 
offenen Schenkel kurz vor der Oeffnung zu einer Kugel erweitert, welche 
gross genug sein muss, um den ganzen Inhalt des Schenkels bequem 
aufnehmen zu können. Der Winkel an der Umbiegungsstelle darf nicht 
zu spitz sein. An dieser Stelle ist der Apparat mit einem Fusse ver¬ 
sehen. Das Kölbchen wird mit Wattepfropf versehen trocken sterilisirt, 
dann bei vorsichtigem Neigen gefüllt und der Apparat nochmals (jetz^ 
9 Deckert liefert auch Transportkästchen für dieselben. Ref. 
2 ) Virchow’s Archiv Bd. CII, 1885, p. 263. Ref. 
3 ) Deutsche med. Wochenschr. 1890 p. 7. Ref. 
