592 Neue Thermo-Regulatoren. Apparat zum Züchten und Aufbewahren 
grösserer Mengen von Culturen. 
dünnflüssig, mit Alkohol mischbar, coagulirt nur auf Zusatz von Neutral¬ 
salzen, z. B. Chlornatrium. Sie enthält 3,4 °/ 0 reine Kieselsäure, ist 
wochenlang haltbar und verträgt Aufkochen. 
Zur Herstellung des Nährbodens setzt K. 0,5-1 ccm Fleischextract- 
lösung (ein bohnengrosses Stückchen Fleischextract in 25 ccm Wasser 
gelöst) zu 4 ccm der Kieselsäurelösung. Soll die Mischung schnell er¬ 
starren, so muss Chlornatrium zugesetzt werden; sie verträgt Zusatz 
von Zucker und Glycerin, aber nicht von Leim. K. empfiehlt die beiden 
Lösungen besser für sich allein getrennt sterilisirt zu halten, bei Ge¬ 
brauch zu mischen und aufzukochen. Die gebildete Gallerte ist steif 
durchsichtig, kaum gelblich gefärbt. Die Methode soll auch für das 
Plattenverfahren geeignet verwendbar sein. Dünne Stückchen mit Cul¬ 
turen auf diesem Kieselsäureboden sollen sich bequem auch chemisch 
(z. B. mit Magensaft, künstl. Pankreassaft etc.) und mikroskopisch 
untersuchen Und weiter behandeln lassen. Details im Originale. 
Czaplewski. 
Miquel (924) beschreibt Thermo-Regulatoren, welche auf der 
Ausdehnung von Zinkkolben (von 25-50 resp. 30 cm Länge) beruhen, 
welche in einer Röhre von Porzellan oder Glas stehen. Diese taucht in 
das Wasserbad des Thermostaten ein und erhält ev. am unteren Ende 
(aber ohne grossen Nutzen) 2 seitliche Fenster. Bei dem ersten Regu¬ 
lator comprimirt das schneidenförmige freie obere Ende des Zinkkolbens 
bei seiner Ausdehnung durch Wärme den zuführenden Gasschlauch des 
Thermostaten gegen ein durch eine Schraube näher oder ferner rück¬ 
bares Widerlager. Beim zweiten Modell trägt der Zinkkolben eine seit¬ 
lich durch Schraube regulirbare Haube mit schneidenförmiger Spitze, 
welche durch einen Hebelmechanismus je nachdem eine Compression 
des zuführenden Gasschlauches oder des Schlauches, welcher das ab¬ 
kühlende Medium zuführt, bewirkt. Einzelheiten sind im Original nach¬ 
zusehen. Czapleivski. 
Klemensiewitsch (915) bediente sich zum Züchten und Auf¬ 
bewahren von grösseren Mengen von Culturen eines ein¬ 
fachen Apparates der nachfolgenden Beschreibung, da die Ausführung 
eines entsprechenden Thermostaten in diesen grossen Dimensionen nach 
den gew. Systemen unpraktisch, wohl auch zu theuer gewesen wäre. 
Der Apparat besteht aus einem Holzkasten (150:100:100 cm), der 
durch 2 durchlöcherte Einlagen in 3 Abth'eilungen über einander getheilt 
ist. Die Vorder- und Rückwand zeigt Glasthüren. In der Mitte des 
Kastens steigt ein aus Eisenblech genieteter, gegen seine Umgebung 
durch feuerfestes Material (Gyps, Thon) isolirter Schornstein von 120 cm 
Länge und 15 cm Diam. auf. Der Schornstein wird geheizt durch 
einen AitGAND’schen Brenner, der durch ein ca. 10 cm über dem unte¬ 
ren Schornsteinende angebrachtes Fensterchen mit Glimmerscheibe zu- 
