Apparate zum Versande von Wasserproben. 
593 
gänglich gemacht ist. Am oberen Ende des Schornsteins ist zur Regu¬ 
lirung der Ventilation eine Schieberklappe und darüber ein konischer 
Russfanger. In einer Ecke des Kastens ist mittels Bleirohr oder gas¬ 
dichten Gummischlauch ein Lothar MEYER’scher Thermoregulator (reine 
Aetherfüllung) eingeschaltet. 
Ausserdem befindet sich im Apparat ein Maximum-Minimumthermo¬ 
meter. Da in der Nähe des Schornsteins, wie erwartet, die Temperatur 
in allen 3 Abtheilungen am höchsten war, wurde der Thermoregulator 
auf 24° C. (Schmelzpunkt der gew. Gelatine) eingestellt. Bei 24° in der 
Mitte des Kastens war an der Peripherie die Temperatur nur ca. 1*4° C. 
niedriger. Bei Zunahme der Aussentemperatur verminderte sich die 
Differenz um einige Zehntelgrade. 
Trotz Schwankungen der Zimmertemperatur bis zu 25° C. betrug 
die 24 st. Temperaturschwankung im Thermostaten nie mehr als 2° C. 
Die beobachtete maximale Temperaturdifferenz von October 1887 bis 
Mai 1888 betrug 3*8°. 
Um der Verdunstung der Nährböden vorzubeugen, darf die Venti¬ 
lation nicht zu stark sein; auch kann man dagegen ev. Schalen mit 
Wasser im Innenraum aufstellen. Czapleivslci. 
Frank (898) bemängelt die Art und Weise der bacteriologi- 
schen Wasseruntersuchung, speciell von Trinkwässern, die oft 
aus weiterer Entfernung erst zur Untersuchung geschickt würden. 
Die danach abgegebenen Untersuchungen könnten nur ungenau sein, da 
sich die Wasserbacterien in der Zeit der Uebersendung vermehren. Man 
müsste also von der Feststellung der urspr. Keimzahl der in dem zu 
prüfenden "Wasser vorhanden gewesenen Bacterien ganz absehen. Auch 
das Gutachten nur auf die Arten der gefundenen Bacterien und ihre 
Mannigfaltigkeit zu stützen sei misslich. Er empfiehlt daher der Ver¬ 
sammlung einen Apparat, der sich ihm auch in den Händen von Laien 
bewährt habe. Derselbe, überhaupt aus nur 4 Culturgefässen (nach 
Eduard Frank- Budapest), 2 Gläsern zur Aufnahme des zu untersuchen¬ 
den Wassers und einer Büchse mit kleinen Pipetten bestehend, wird 
demonstrirt und die von F. dazu ausgearbeitete Vorschrift vertheilt. 
Gzaplewslci. 
Pfuhl (934) berichtet über einen Apparat, den er im Verein mit 
dem Casseler Korpsstabsapotheker Dr. Hemmacher zum Zwecke des 
Versandes von Wasserproben für die bacteriologische Unter¬ 
suchung ersann, und der sich während eines mehr als einjährigen Ge¬ 
brauches auf der militärischen Untersuchungsstation in Cassel bestens 
bewährt hat. Der Apparat besteht aus dem Wasserbehälter, einer den¬ 
selben aufnehmenden Metallhülse und einem Eiskasten. Der Wasserbe¬ 
hälter ist eine unten mit flachem Boden versehene 10 cm lange und 
B a u m g a r t e n ’ s Jahresbericht. VI. 38 
