Petri’s neuer Dampfsterilisationsapparat. 
597 
von ihm veröffentlichten 1 über die Verbreitung des Typhusbac. im Erd¬ 
reich gemacht und beobachtet, dass diese Verbreitung stets eine sehr 
beschränkte ist, von welcher Beschaffenheit das Erdreich auch sein mag. 
Bordoni- Uffreduzzi. 
Die wesentliche Neuerung an dem von Petri (930) construirten 
neuen Dampfsterilisationsapparate ist, dass der Dampf nicht 
mehr wie bei den alten KocH’schen Apparaten von unten her, sondern 
vielmehr von oben her die zu sterilisirenden Gegenstände umspült. Er 
besteht aus 2 Haupttheilen: a) einem Dampfgenerator, d. h. einem 
cylindrischen Blechgefäss mit Wasserstandsrohr, Einfüllöffnung und Ab- 
flusskrahn und einem ca. 2-3mal so hohen Sterilisationscylinder, in wel¬ 
chen durch eine dampfdicht schliessende Thür die Gegenstände bequem 
eingesetzt werden können. Der letztere mündet nach unten in ein 
offenes Rohr aus. Der Dampfgenerator wird auf einem Untersatz neben 
dem Sterilisationsraum hoch gestellt und mit demselben durch ein U-för¬ 
miges Verbindungsrohr von ca. 10 cm Weite dampfdicht verbunden. 
Auf letzterem sitzt ein kleiner Schornstein senkrecht auf, welcher für 
gewöhnlich durch eine Blechkappe verschlossen wird. Der Dampfgene¬ 
rator wird nach Füllung mittels 6-10 BuNSEN-Flammen angeheizt. Der 
entwickelte Dampf steigt auf, geht durch die U-förmige Verbindungs¬ 
röhre in den Sterilisationsraum über und drückt nun von oben nach 
unten die kältere Luft vor sich her durch die Bodenröhre hinaus. Zuerst 
fliesst nur Condensationswasser aus dieser heraus, welches man in einer 
untergestellten Schale auffängt. Dann kommt auch der Dampf in dichten 
Schwaden aus der unteren Oeffnung hervor. Will man die Sterilisation 
abbrechen, so entfernt man die Blechkappe von dem Schornstein. Das 
Wasser im Dampfkessel kommt dadurch nicht aus dem Sieden; der ge¬ 
bildete Dampf strömt jetzt aber durch den Schornstein ab und evacuirt 
durch Ansaugen zugleich den Sterilisationsraum. Man kann sehr bald 
ohne jegliche Gefahr und Unbequemlichkeit die Thür derselben öffnen, 
Gegenstände herausnehmen und hineinsetzen. Nach Schluss der Thür 
und Aufsetzen der Blechkappe erscheint der Dampf in 3-4 Minuten (je 
nach Abkühlung des Innern des Sterilisationsraumes) von neuem an der 
untern Oeffnung. 
Genauere Maasse und Versuchsprotocolle sind im Original ein¬ 
zusehen. 
Der Apparat empfiehlt sich wegen seiner grossen Bequemlichkeit 
hinsichtlich Anwendung und Bedienung. Als grosser Vorzug gegenüber 
den älteren Dampfkochtöpfen ist es hervorzuheben, dass man die Gegen¬ 
stände von vorne durch die Thüre sehr bequem hineinsetzen kann. Ref. 
hat gleich nach seiner Rückkehr aus Berlin vom Internationalen med. 
o Cf. Jahresber. V (1889) p. 560. Ref. 
