554 M. NYREN, VARIATIONS DE LA LATITUDE DE POULKOVO [n. S. III 
Apres avoir constate avec sürete que le Pole de Taxe de Dotation de la 
Terre s’est effectivement deplace dans le courant de la serie examinee ici, il 
s’eleve de soi-meme la question si l’on doit, par l’application aux observations 
isolees des corrections empruntees ä la courbe resultante, rapporter toutes les 
observations d’une meine etoile ä une position commune de Taxe terrestre? 
Certainement les positions moyennes ä donner dans le Catalogue ne seront 
alterees par ces corrections que de peu de centiemes de seconde. D’ailleurs, 
comme il a dejä ete dit, ces corrections seront en general un peu plus petites, 
que ne Pexigeraient les vraies oscillations du Pole. Neanmoins il me parait 
plus rationnel d’appliquer ces corrections, quelques petites qu’elles soient, vu 
que par ce moyen les positions definitives auront incontestablement gagne 
en exactitude. En regardant la distribution des observations de chaque etoile 
sur plusieurs annees, on peut adopter comme sür que dans aucun cas Perreur 
d’une position definitive, provenant d’une valeur trop faible de l’amplitude, 
ne surpassera trois ou quatre centiemes de seconde. Par cette procedure on 
aura le Catalogue si exact que le permettent les observations d’oü il a ete 
derive. 
En combinaison avec les recherches donnees ci-dessus il me parait op¬ 
portun de mentionner ici une autre serie d’observations non publiees encore. 
En ete 1875 je commenqais, dans le but de gagner une nouvelle deter- 
mination de la constante de l’aberration, une serie d’observations au grand 
instrument des passages dans le premier vertical. Les variations periodiques 
de la latitude n’etant pas encore connues, il ne me paraissait pas necessaire 
de comprendre dans ce programme d’autres objets que les 4 etoiles 8 Cas- 
siopeiae, u Ursae maj., i Draconis et o Draconis, dont l’eclat permettait de 
les observer aussi par plein jour. En terminant la serie au commencement 
de 1879 j’avais rassemble environ 250 observations. Cependant, dans la dis- 
cussion immediatement entreprise de ces observations il se montrait dans les 
resultats de telles anomalies pour les differentes etoiles qu’il fallait conclure 
qu’une faute essentielle dans l’instrument meine ou dans son installation 
avait influence les observations de cette periode. En realite une explication, 
en appareuce tres satisfaisante, de ces anomalies se presentait dans un de- 
faut tres grave de l’installation. Avec le temps le parquet dans la salle 
d’observation s’etait abaisse un peu de sorte qu’il etait maintenant, du cöte 
boreal, en contact avec le pilier sur lequel repose l’instrument. Par une 
serie d’experiences il fut constate que la lecture du niveau de l’axe horizontal 
de l’instrument cliangeait de 0?07 si l’observateur se plaqa de l’un ou de 
l’autre cote du pilier. Dans Pimpossibilite d’examiner a posteriori si ce de- 
faut avait existe durant toute la periode ou s’il avait affecte les observations 
Melanges mathem. et astron. T. TU, p. 362. 
