560 S. KOSTINSKY, SURLES VARIATIONS DE LA LATIDUDE DE POTJLKOVO, [n. S. III 
clivision du niveau; quant au changement de la position et de la construction 
de Tinstrument il faut avoir en vue principalement les changements de son 
aziraut entre les passages de l’etoile dans l’Est et dans POuest, puisque 
les changements de l’inclinaison et de la collimation s’excluent; il faut 
admettre seulement que ces dernieres sont constants durant fort peu 
de temps — le temps nec.essaire pour l’observation; cette admission est bien 
fondee pour notre instrument, comme ce fut indique encore par W. Struve 3 ). 
Plus tard, pour donner la possibilite de contröler l’azimut de l’instrument 
aussi souvent que nous voulons, on a etabli deux mires, qui ont retju recem- 
ment l’eclairage electrique; on fait la lecture de ces mires au commencement 
et ä la fin de chaque observation, et le changement deduit de l’azimut entre l’Est 
et l’Ouest s’introduit dans le calcul; ainsi on exclue cette source d’erreurs. 
On introduit aussi dans le calcul la correction de l’effet de la marche 
diurne de l’horloge, employee pour les observations (Deut 586); on y par- 
vient ä l’aide de comparaisons avec Phorloge normale de l’Observatoire, 
faites si souvent que possible; la marche de Phorloge normale (Kessels) est 
excellente et toujours connue avec une exactitude süffisante 4 ). Il faut 
remarquer que dans notre climat, oü Pamplitude des variations annuelle de 
la temperature atteint 50° Cels. et davantage, il est tres difficile d’esperer 
que Phorloge, qui se trouve toujours ä la salle des observations, pourrait 
marcher regulierement pendant un temps plus long; il est donc necessaire 
de corriger de temps en temps la marche de Phorloge pour l’avoir toujours 
assez petite; il faut dire la menie chose par rapport ä Pinclinaison de l’axe 
horizontale de l’instrument. 
La valeur angulaire d’une division du niveau (Reichel) a ete determinee 
plusieurs fois par les deux observateurs ä l’aide de l’examinateur des niveaux 
de notre Observatoire; ces recherches ont ete faites aux temperatures assez 
diverses (de -+- 20° jusqu’au— 10° Cels.), ce qui a donne la possibilite de 
deduire l’influence de la temperature sur la valeur ä determiner; en exami- 
nant toutes les determinations de la valeur d’une division du niveau, faites 
des le 14 Avril 1890 jusqu’au 27 Aoüt 1892, j’ai trouve les resultats sui- 
vants: de 28 determinations, faites par M. Wan ach: 
s— 146.34 — 0.38 £-*-0.018 £ 2 
3) W. Struve. — Notice sur l’instrument des passages de Repsold, etabli ä l’Observatoire 
de Poulkova dans le premier vertical (Bulletin, scientifique publie par l’Academie Imper. des 
Sciences de St.-Petersbourg, T. X, 14,15, 16—1842). Voir aussi «Observations de Poulkova». 
Vol. III. 
4) Les comparaisons se font toutes les deux ou trois beures dans le courant des observa¬ 
tions memes. La marche de Phorloge normale est acceptee pour l’intervalle Juin 1891—Fevrier 
1892 d’apres la determination au grand instrument des passages d’Ertel (M. Sokoloff) et du 
mois de Mars 1892—d’apres la determination au cercle meridien de Repsold (M. Romberg). 
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 368. 
