88 
VI. Die Olfactometrie. 
dass dies in den der Innen- und Außenwand zunächst gelegenen Schichten 
stattgefunden habe. Sie werden dann aus der riechenden Flüssigkeit 
genommen, außen abgetrocknet und flüchtig durchgeblasen, um die 
abtropfende Flüssigkeit zu entfernen, und schließlich dem Olfactometer 
angefügt. Die Bestimmung der Geruchsschärfe bietet dann keinerlei 
Schwierigkeit und man ist vollkommen sicher, wenn man sich derselben 
Gylinder mit der gleichen Concentration der diese durchtränkenden 
Flüssigkeit bedient, stets dieselbe Wertziffer für die dem minimum per- 
ceptibile entsprechende Cylinderlänge zu erhalten. Das beabsichtigte 
minimum perceptibile ist dann in rein physischen, genau messbaren Größen 
ausgedrückt. 
Diese Größen sind: 
1) die Länge, bis zu welcher der olfactometrische Cylinder heraus¬ 
geschoben wird; 
2) die Concentration der als Geruchsquelle angewendeten Lösung. 
Alle übrigen Umstände sind ganz constant, wie die Dimensionen des 
Riechrohres, die Entfernung der Geruchsquelle vom Sinnesorgane, die 
Dimensionen der porösen mit Riechstoff getränkten Cylinder, die Porosität 
der Cylinder u. s. w. 
Die Anwendung von aufgelösten Riechstoffen ist für die Olfactometrie 
von großem Vorteile, da man damit natürlich eine unbegrenzte Ver¬ 
schiedenheit in die zur Riechmessung dieneuden Gerüche bringen kann. 
Zugleich lässt sich die Intensität des Reizes leicht regulieren. Man kann 
mittels derselben ein Individuum in einer Sitzung die ganze Reihe der 
Abstufungen durchlaufen lassen, denn es ist sogar möglich, alle von der 
schwächsten bis zur stärksten in einem einzigen Cylinder zu vereinigen. 
Theoretisch genügt ein einziger Cylinder, der in concentrierte Lösung 
eingetaucht war. Wenn er sich in solchem Stande befindet, dass das vor¬ 
dere glasierte Ende mit dem des Glasrohrs in einer Ebene steht, ist die 
Reizintensität gleich Null, während beim vollständigen Herausschieben die 
Reizstärke maximal wird. Zwischen diesen beiden Extremen finden sich 
alle möglichen Übergänge. An einem derselben muss in jedem Falle 
die Reizschwelle des Patienten liegen. Nur das Bestreben, so lange man 
noch nicht weiß, um wie viel das Riechvermögen abgeschwächt ist, alle 
stark riechenden Gegenstände fern zu halten, mahnt zur Vorsicht. Auch 
der Genauigkeit wegen ist es erwünscht, die Reihe von Intensitätsstufen 
über zwei oder drei Cylinder zu verteilen, ein erster Cylinder, welcher 
in ganz schwache, ein zweiter, der in mittelstarke, und ein dritter, der 
in concentrierte Lösung des riechenden Stoffes hineingelegt wird. 
Den Vorteilen gegenüber stehen jedoch allerlei Nachteile, unter welchen 
vor allem der Zeitverlust beim Tränken der Cylinder, deren Reinigung 
u. s. w. Darum ist es manchmal praktisch, statt der porösen Röhren 
