VI. Die Olfactometrie. 
89 
feste Stoffe für olfactometrische Cylinder zu verwenden. Dies kann man 
bewerkstelligen, wenn man einen oder den anderen Riechstoff im reinem 
Zustande oder mit einem Bindemittel vermengt, welches ihm die er¬ 
forderliche Consistenz verleiht, in Cylinderform rollt oder gießt. 
Auf diese Weise lassen sich Wachs, Tolubalsam, Benzoeharz, Juchten¬ 
leder, Fette, Seifen und riechende Holzarten u. s. w. äußerst leicht ver¬ 
wenden. Wenn man derlei olfactometrische Cylinder mit eingeschobenem 
Riechrohre aufbewahrt, werden sie jahrelang dieselbe Geruchsintensität 
behalten, da sie von der Luft abgeschlossen sind. Eine derartige Samm¬ 
lung wird es nicht allein ermöglichen, vielerlei Gerüche jederzeit zur 
Hand zu haben, sondern auch deren Intensität regulieren zu können. 
Hat man einmal mit einem olfactometrischen Cylinder Versuche angestellt, 
so kennt man ungefähr die Stärke seines Geruchs und durch das Ein- 
und Ausschieben des Cylinders lässt man dieselbe von Null bis zu ihrer 
vollen Intensität variieren. Ich bediene mich daher mit großer Vorliebe 
bei Versuchen, in welchen die Qualität des Geruches keine entscheidende 
Bolle spielt, aus zwei bestimmten Stoffen verfertigter olfactometrischer 
Cvlinder. Von diesen Stoffen hat der eine einen schwachen, der andere 
einen starken Geruch. Diese sind: 
Vulkanisierter Kautschuk, 
Ammoniacum-Guttapercha. 
Der Kautschuk kommt hauptsächlich in Betracht bei Messung eines 
normalen oder eines nur wenig abgeschwächten Geruchssinnes. Solch 
ein Riechmesser ist nicht schwer herzustellen, denn für unseren Zweck 
genügt ein gewöhnliches Kautschukrohr, vorausgesetzt, dass man eines 
wählt, welches nicht bereits vorher als Gasschlauch gedient und vor¬ 
ausgesetzt, dass dasselbe 8 mm im Lichten hat. Der Geruch solcher 
Böhren ist zwar einigermaßen verschieden, je nach der Bereitungsweise 
des Kautschuks, dessen Schwefelgehalte, und der Aufbew r ahrungszeit, 
allein dies ist kein Hindernis. Die Qualität der Geruchswahrnehmung 
stimmt für alle ziemlich überein, und kleine Unterschiede der Intensität 
stören durchaus nicht. Muss man doch jeden neu hergestellten Apparat 
stets an einem normalen Geruchsorgane aichen, was man auch später bei 
großer Hitze oder strenger Kälte sogar für bereits geprüfte Olfactometer 
zu wiederholen hat. Bei den von mir selbst aus rotem Kautschuk zu¬ 
sammengestellten Riechmessern entspricht bei 15° G. eine Cylinderlänge 
von 0,7 cm dem von einer normalen Person wahrgenommenen Minimum. 
Andere Kautschuksorten werden ein paar Millimeter mehr oder weniger 
aufweisen. 
Vulkanisierter Kautschuk wurde darum zur Construction eines 
Standard-Riechmessers gewählt, w^eil dieser Stoff drei unserm Zwecke 
sehr zu gute kommende Eigenschaften besitzt. Erstens kann man dessen 
