92 
VI. Die Olfactometrie. 
Wenn nun 0 die normale Riechschärfe (Olfactus) bedeutet und L die 
entsprechende Cylinderlänge, so wird, indem wir 0 — 1 annehmen, 
sein. Die kleinste Cylinderlänge, bei welcher ein normales Sinnesorgan 
noch Empfindung hat, beträgt für unseren vulkanisierten Kautschuk 
0,7 cm. Ein Sinnesorgan, welches durch einen pathologischen Process 
an Empfindlichkeit verloren und z. B. erst bei einer Cylinderlänge von 
7 cm einen deutlichen Kautschukgeruch wahrnimmt, hat daher 
0 - - ¥ - 
oder eine Riechschärfe von y 10 . 
Es ist hierbei vollkommen gleichgültig, mittels welchen Olfactometers 
die Bestimmung bei dem gesunden und dem kranken Geruchssinne vor¬ 
genommen wurde, wenn nur beide mit demselben Apparate gemessen 
wurden. 
In jüngster Zeit hat Charles Henry 1 ) meine Methode etwas abge¬ 
ändert, wodurch sie, wie es scheint, mehr den Bedürfnissen der Par- 
fumerien-Industrie Rechnung trägt. Er behielt das Princip der zwei 
übereinander verschiebbaren Cvlinder bei, wodurch nach Belieben ein¬ 
mal eine größere, ein andermal eine kleinere Oberfläche der Luft dar¬ 
geboten werden kann, brachte aber zwei Modificationen in der tech¬ 
nischen Ausführung an. In erster Reihe wurde das einfache Riechrohr 
durch ein Rohr ersetzt, welches am Nasenende gabelförmig verzweigt 
ist. Von beiden Armen wird je einer in eines der Nasenlöcher eingeführt, 
sodass durch beide gleichzeitig aspiriert wird. Eine zweite wichtigere 
Abänderung ist die, dass die olfactometrischen Cylinder weder aus po¬ 
röser gebrannter Porzellanerde, noch aus einem festen Riechstoffe her- 
gestellt werden. Charles Henry nimmt einen Cylinder aus porösem 
Papier, lässt jedoch, anstatt denselben zu durchtränken, ihn mit dem 
Riechstoff in Gasform in Berührung kommen, welcher dann durch das 
Papier zu diffundieren anfängt. Er berechnet aus der Zeitdauer der 
stattgehabten Diffusion die Menge des in das Riechrohr aufgenommenen 
Riechgases und schließt daraus auf die Menge des minimum percepti- 
bile. Dies ist das Princip der Neuerung, welche Charles Henry an 
meinen Olfactometern anbringen zu müssen glaubte. Ich werde die 
Einzelheiten der technischen Ausführung mit nahezu den eigenen Wor¬ 
ten des Autors beschreiben 2 ). 
1} Comptes rendus de l’Academie des Sciences du 9 Fevr. 1891. 
2) Charles Henry, Olfactometre fonde sur la diflusion ä travers les mem- 
branes flexibles. Comptes rendus des seances de l’academie des Sciences. 9 Fe\r. 1891. 
