VI. Die Olfactometrie. 
101 
hervorzurufen, wird die oben genannte Betäubung des Geruchssinnes 
sich ohne Schranken geltend machen. 
Aus dem Vorhergehenden ist es klar, dass eine olfactometrische 
Methode, welche sich bewähren soll, folgenden Forderungen genü¬ 
gen muss: 
1) dass sie gestattet, mit den schwächsten Heizen anzufangen, und 
erst allmählich zu den stärkeren überzugehen. 
2) dass man sehr schnell und in continuierlicher Reihe von den 
schwächsten zu den stärksten Riechreizen steigen kann. 
Der ersten Forderung entsprechen die Methoden Valentin’s, Passy’s, 
Fröhlich’s und die meinige. Die zw 7 eite Forderung wird, so weit ich 
sehe, zur Zeit nicht erfüllt werden können ohne das Princip der in 
einander schiebenden Cylinder. Was die veränderliche Spalte bei der 
Bestimmung des Lichtsinnes, die Entfernung bei der Bestimmung der 
Gehörsschärfe bedeuten, das ist in der Olfactometrie das rasche Ver¬ 
größern oder Verkleinern der Fläche, welche den Geruch abgiebt, wie 
dieses in so einfacher Weise durch das Vorschieben eines olfactome- 
trischen Cylinders über das Riechrohr erzielt worden ist. 
In welcher Weise das eben genannte Princip technisch ausgearbeitet 
wird, ist nur aus praktischen Rücksichten wichtig. Ich habe erst Cylinder 
aus festen Riechstoffen gewählt, später poröse Porzellancylinder, welche 
ich für einige Stunden in eine Riechstofflösung hinein legte. Jedoch 
jeder andere Cylinder kann genau dasselbe leisten. Im allgemeinen bin 
ich bei 8 mm innerem Durchschnitt, also bei einem inneren Umkreis von 
50 mm stehen geblieben. Kurz, noch viele Variationen können ausge¬ 
dacht werden, und ich zweifle keinen Augenblick, dass man manche 
bessere finden wird. Das Princip aber, auf welchem alle beruhen, 
bleibe unangetastet, weil es kein anderes giebt, welches ermöglicht, in 
wenigen Augenblicken die Reizintensität von Null bis zur beliebigen 
Höhe zu heben. Nur eine wichtige, kaum vermeidliche Fehlerquelle 
haftet an dem Princip der übereinander schiebenden Cylinder, das ist 
die Adhäsion an der inneren Wand des Innenrohres. Bei genauen Unter¬ 
suchungen soll man deswegen eine Correction anbringen, welche sich 
durch an anderer Stelle zu beschreibende Versuche berechnen lässt. 
Bei gewöhnlichen Bestimmungen thut man am besten, dieselben zu ver¬ 
nachlässigen, da sie die Resultate kaum beeinträchtigt. Nicht das Princip 
selbst, sondern die Anwendungen, welche dasselbe bisher gefunden hat 
(mein Olfactometer, und derjenige Henry’s), haben noch eine zweite 
Unvollkommenheit. Ich meine die Unbestimmtheit im Modus der Aspi¬ 
ration. Diese geschieht, während das andere Nasenloch und die hintere 
Hälfte des zum Riechen bestimmten offen bleiben, auf sehr verschiedene 
