102 
VI. Die Olfactometrie. 
Weise. Das eine Mal schnell, plötzlich und oberflächlich, das andere 
Mal langsam, allmählich und tief. Diese Unvollkommenheit ist nur schein¬ 
bar ein Fehler, denn die Art und Weise, nach welcher man beim Riechen 
aspiriert, muss fortwährend geändert werden, je nach der Reizintensität 
und nach der Diffusionsgeschwindigkeit des Riechgases, welches man 
beobachten soll. Die Versuchsperson sucht unbewusst die günstigsten 
Redingungen, ebenso wie sie mit dem Auge beim Fixieren die richtige 
Accommodation findet. 
Nach graphischer Methode lassen sich diese Aspirationsmodi leicht 
studieren, aber es wäre schade, wenn man dieselben an feste Formen 
binden wollte. Dadurch würde man unter ganz unnatürlichen Beding¬ 
ungen Riechmessungen anstellen, und der Olfactometrie einen noch 
größeren Nachteil bringen, als ihr leider früher durch den Gebrauch zu 
starker, ganz betäubender Riechreize geschehen ist. Letzterem Umstande 
glaube ich es zuschreiben zu müssen, dass auf diesem Gebiete bis 
jetzt so wenige Beobachtungen stattgefunden haben. Für die Zukunft 
droht vielleicht die andere Klippe noch verhängnisvoller zu werden, jene * 
nämlich, durch Abschließung der Atemwege, durch Reglementierung der 
Atemverteilung ungeeignete Bedingungen für das Riechen zu schaffen, 
und in Folge dessen Werte zu erhalten, die nichts weniger sind als 
Reizschwellenwerte. Gerade um diesem Übelstand vorzubeugen, gab 
ich dem Riechrohre meines Olfactometers einen so engen Durchmesser, 
dass er unter keinen Umständen das Nasenloch vollständig abschließen 
kann. Der Olfactometer wird also das Atemholen frei lassen, höchstens 
einerseits den Widerstand für die eingeatmete Luft um ein Geringes 
vermehren. Was wir mit Hilfe unseres Apparates bestimmen, sind daher 
Schwellenwerte unter nahezu natürlichen Bedingungen. Leider lassen 
sich dieselben nur auf einem Umwege zu Dampfdichtigkeiten umrechnen. 
Die directen Methoden Valentin’s, Fischer und Penzoldt’s und Passy’s 
sollen hierbei herangezogen werden. Doch sogar, wenn man diese Un¬ 
vollkommenheit der Olfactometer, welche nach dem Princip der inein¬ 
ander schiebenden Cylinder construiert sind, ohne weiteres zugiebt, 
bleibt doch die Schnelligkeit des Experimentierens der Methode, in 
welcher sie zur Zeit noch von keinem anderen Verfahren übertroffen 
worden ist, unbeeinträchtigt. 
