VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
1 03 
VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
Wir werden hier für Solche, welche selbst olfactometrische Be¬ 
stimmungen anzustellen beabsichtigen, die technische Ausführung der¬ 
selben eingehender besprechen, nachdem wir vorher Einiges über die 
Construction des Riechmessers mitgeteilt haben. Der Apparat besteht, 
wie bereits erwähnt, aus zwei übereinander verschiebbaren Cylindern, 
deren einer die Riechquelle, der andere das Riechrohr darstellt. Einige 
andere Einrichtungen dürfen jedoch nicht übersehen werden. Die in¬ 
einander verschiebbaren Röhren werden durch ein hölzernes Schirmchen 
gehalten, welches in der Regel 7 l / 2 cm breit und 10 cm hoch ist. Ge¬ 
ringere Dimensionen sind nicht zu empfehlen, weil das Schirmchen zur 
Abwehr des Geruches dienen muss, welcher aus dem Olfactometer nach 
außen hin diffundiert. Die dadurch verursachte Störung würde zwar 
allerdings nicht bedeutend sein, kann aber doch bei starken Riechstoffen 
durch etwaiges Einatmen in das andere Nasenloch Verwirrungen ver¬ 
anlassen, welchem Nachteil man bei genügend großen Schirmen nicht 
begegnet. Ich wählte als Material für diese Schirme Holz, weil es leicht 
ist, und der Apparat, falls er zu Boden fällt, nicht sobald Gefahr läuft, 
zu brechen. Bisweilen lasse ich das Holz färben und mit einem geruch¬ 
losen Firnis überziehen, meist jedoch bleibt es im natürlichen Zustande. 
Jedenfalls aber wird es notwendig sein, das Holzschirmchen der freien 
Luft auszusetzen, damit der Holz- und Firnisgeruch so viel als möglich 
sich verliere. Wird dies unterlassen, so können sich sehr störende Irr- 
tümer einschleichen. So fand ich, dass ein äußerst geringer, kaum 
merklicher Schellackgeruch nicht weniger als 8 cm Kautschuk maskierte. 
Auf diese Weise würde die notwendige Correction viel größer sein müs¬ 
sen als der zu messende Wert. 
Etwas unter der halben Höhe des Schirms ist eine Öffnung für das 
Riechrohr angebracht, worin dieses befestigt wird, was mittels eines 
Korkes oder eines Holzpfropfens geschehen kann, in welche das Riech¬ 
rohr gekittet wird. Oder man kann, wie es bei meinen neueren Riech¬ 
messern der Fall ist, um das Riechrohr eine metallene Hülse befestigen, 
welche mittels eines Bajonettverschlusses in eine ähnliche, an den Schirm 
geschraubte Hülse einpasst. Diese letztere Befestigungsart scheint mir 
sowohl Geschwindigkeit als Sicherheit der Handhabung zu vereinigen. 
Das Riechrohr selbst hat 5 mm im Lichten und eine Länge von 
15 cm. Zehn dieser Centimeter ragen an der Hinterwand des Schirms 
heraus. Dieses Stück ist in Centimeter eingeteilt, welche einfach mit 
einem Diamant eingeritzt werden. Von den fünf übrigen Centimetern 
befindet sich ein kleinerer Teil innerhalb der Hülse, der größere Teil 
