104 
VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
bleibt an der vorderen Wand des Schirms frei. Das Riechrohr ist an 
dieser Vorderseite mit einer sanften Krümmung rechtwinklig gebogen. 
Das nach aufwärts gerichtete Stück hat in der Regel keine größere Länge 
als 1 1 / 2 cm, denn würde man es länger machen, so liefe man Gefahr, 
dass das Schirmchen nicht seinen Zweck, den Geruch abzuhalten, er¬ 
füllte. Es käme nämlich dann bei den Versuchen die Nase zu nahe an 
den Oberrand des Schirms zu liegen, ßei einer Biegung von 1 ’/ 2 cm 
bleiben die Nasenlöcher noch 3 [ / 2 —4 cm von diesem Oberrand entfernt, 
ein, wie die Erfahrung lehrt, genügender Abstand, Dr. C. Reuter hat 
die rechtwinkligen Biegungen der Bequemlichkeit halber etwas modifi- 
ciert und einer Krümmung von 45° den Vorzug gegeben, es hat sich 
aber herausgestellt, dass diese Modification keine Veränderung der Re¬ 
sultate giebt. »In der That«, äußert sich der genannte Forscher, »ist es 
mir nicht gelungen, einen Unterschied der Riechkraft der olfactometri- 
schen Cylinder nachzuweisen, wenn ich abwechselnd dasselbe Individuum 
mit den stärker oder schwächer gekrümmten Innenröhrchen untersuchte.« 
Bei den Versuchen selbst wird nun das gebogene Ende des Riech¬ 
rohrs in eines der Nasenlöcher eingeführt, was nicht allzutief geschehen 
darf. Gewöhnlich führe ich das Rohr nur 0,5 —\ cm weit ein. Übrigens 
lege man es in die vordere Hälfte des Nasenloches, jedoch in keinem 
Falle so weit, dass es den Vorderrand zu fest berührt. Nach der Un¬ 
tersuchung wird das Nasenende des Riechrohrs einige Augenblicke in 
eine Carbollösung getaucht oder noch einfacher an einer Spiritusflamme 
erhitzt, um es vollkommen zu desinficieren. Zur weiteren Reinigung von 
dem noch etwa anhaftenden Riechstoffe, welcher während des Versuches 
an der Innenwand sich condensierte, wird das Rohr mit dem Munde 
durchblasen und schließlich an der Spiritusflamiüe getrocknet. Sollte 
dies nicht genügen, so wird ein Wasserstrahl durchgeleitet und dann 
mit entfetteter Baumwolle ausgewischt, wozu ein Metalldraht als Watte- 
träger dient. 
Die porösen olfactometrischen Cylinder werden von der Firma 
t’Hooft & Labouchere aus verschiedenen Arten Töpfererde verfer¬ 
tigt. Wir wählten ein Gemenge von drei Gattungen Thon, nämlich einer 
fetten und einer magern und einer an Kieselsäure reichen Thonerde. 
Diese drei Bestandteile werden mit einem Schmelzmittel gemischt. Die 
Porosität dieser Röhren wird je nach der Temperatur des Ofens etwas 
verschieden sich gestalten, wird aber von dem Fabrikanten jedesmal 
ziemlich genau wieder getroffen. Der Thongeruch ist minimal. Die Lichte 
des Cylinders soll genau 8 mm betragen, in welchem Falle der Umkreis 
50 mm beträgt, ein Wert, welcher die Berechnung der riechenden Ober¬ 
fläche aus der vorgeschobenen Cylinderlänge leicht gestattet. Es wird 
jedoch beim Brennen der Cylinder nicht immer gelingen, die gewünschte 
