VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
107 
annehmen. Der Besitzer eines gesunden Geruchsorganes wird, um einen 
richtig wahrnehmbaren Eindruck zu erhalten, den porösen, vorher gehörig 
mit 1 : 10000 Baldriansäure durchtränkten Gylinder nicht weiter als bis 
zu y 2 —1 cm heraus zu schieben haben. 
Auch ich stellte ähnliche Messungen für einige andere Präparate an, 
in erster Reihe für Essigsäure und für Ammoniak. 
Eine ^procentige Essigsäurelösung erzeugt ungefähr bei 0,5—1,0 cm 
Gylinderlänge, und eine 1 procentige Lösung bei Y 4 — :1 / 2 cm einen minimalen 
Eindruck. Die Essigsäuredämpfe haften dabei sehr stark an der Innenseite 
des gläsernen Riechrohres, welches daher jedesmal vor dem Einatmen 
gereinigt, oder wenigstens durchgeblasen werden muss. Der Versuch mit 
Essigsäure wird infolge dessen sehr mühsam und man erhält bei unzu¬ 
reichender Übung leicht eine zu niedrige Wertziffer. Dies erklärt sich 
daraus, dass ohne gehörige Vorsicht etwas von der früheren Aspiration 
an der Innenwand des Riechrohres hängen geblieben, und dem vonj 
Gylinder abgegebenen Essigsäuredampfe sich beimengt. 
Eine 4procentige Ammoniaklösung löst bereits bei 0,3 cm Cylinder- 
länge einen schwachen Riecheindruck aus. In einzelnen Fällen steigt die 
Riechschwelle wohl auch bis auf 0,4 — 0,5 cm. 
Eine 1 procentige Auflösung von Benzaldehyd in Glycerin wurde 
50 mal verdünnt, also eine Lösung von 1 : 5000 hergestellt. Ein darin 
=b 5 Stunden versenkter olfactometrischer Gylinder erzeugte bei einem 
normalen Geruchsorgane, wenn bis auf 2 cm herausgeschoben, einen 
schwachen, aber noch deutlichen Eindruck, welcher in einer Reihe von 
Bestimmungen ungefähr der Riechschwelle zu entsprechen schien. 2 cm 
Benzaldehyd, 1 : 5000 besitzen also gleiche Riechkraft] wie 1 cm Kaut¬ 
schuk. Man fand, wenn die Verdünnung bis auf I : 10 000 gebracht 
wurde, das minimum perceptibile bei 3—4 cm. 
Eine 1 procentige Auflösung des offizineilen Kirschlorbeerwassers, 
dessen Bestandteil das Benzaldehyd bildet, löste eine minimale Wahr¬ 
nehmung bei 0,9—1,2 cm aus. Auch hierbei muss eine sorgfältige 
Reinigung der Riechrohres vorangehen, weil sonst die Adhäsion im Innern 
des Riechrohrs das Minimum bei aufeinanderfolgenden Bestimmungen 
bedeutend niedriger stellen würde. Dieser Einfluss kann so groß sein, 
dass die Riechschwelle bei dem nicht vorher gereinigten Olfactometer 
bereits nach der zweiten und dritten Aspiration bei 0,1 cm zu liegen 
scheint. 
Ich habe mir die Frage gestellt, welche Ziffer hier als die richtige 
verzeichnet werden müsse. Vom praktischen Standpunkte ohne Zweifel 
jene, welche mittels eines vollkommen reinen, trockenen Riechmessers 
gewonnen wurde. Allein vom theoretischen Gesichtspunkte muss man 
anders urteilen. Ebenso wie die späteren Aspirationen durch den an 
