110 
VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
keiner besonderen Erwähnung, dass der Erdgeruch, selbst wenn wir 
ihn nicht wahrnehmen, doch vorhanden sein und einen Teil des Geruches 
verhüllen kann. Eben weil gerade dieser störende Einfluss, wie gesagt, 
sich bei starken Lösungen in viel geringerem Maße bemerkbar macht, ziehe 
ich es vor, mich solcher mehr concentrierter Auflösungen zu bedienen, 
welche ich dann derart wähle, dass das minimum perceptibile eines nor¬ 
malen Sinnesorganes auf der groben Graduierung des Olfactometers ab¬ 
lesbar bleibt. 
Diese stärkeren Lösungen besitzen noch einen anderen Vorteil. Durch 
die Abzüge, welche an den wirklich gefundenen Werten wegen der 
Adhäsion im Riechrohre vorgenommen werden müssen, wird die umge¬ 
kehrte Proportionalität zwischen den Riechschärfen und den Cylinder- 
längen gestört. Genau genommen gilt es nur, nachdem die Correc- 
tion statt gefunden, jede Cylinderlänge also um einen constanten 
ßetrag für die Adhäsion im Rohr zu vermindern. Diese Correction wird 
weniger notwendig werden durch Verstärkung der Concentration des 
Riechstoffes, womit der poröse Cylinder getränkt. Ihre Bedeutung wird 
schließlich numerisch so gering, dass man sie ganz unberücksichtigt 
lassen kann. Auf diese Weise haben wir für die Riechmessungen eine 
Methode gefunden, welche »Präcisionsmessungen« wenigstens nahe 
kommt. 
Wir fanden in dieser Beziehung empfehlenswert: 
1) Baldriansäure.1 : 10 000 
2) Benzaldehyd.2^ 
3) Kirschlorbeerwasser ... 
4) Essigsäure.2 % 
deren minimum perceptibile sich ergab: 
1) für 0,1 °/ 00 Baldriansäure bei . . . „ 0,8 cm Cylinderlänge 
2) » 1 '*/ 00 Benzaldehyd bei .... 0,4 cm » 
Yo Kirschlorbeerwasser bei 
0,5 cm 
3) » 2 
4) » 2 % Essigsäure bei.0,5 cm » 
Für eine Anzahl der Untersuchungen wird die absolute Intensität der 
Riecheindrücke in den Hintergrund treten, dagegen vergleichende In¬ 
tensitäten an Wichtigkeit gewinnen. In diesem Falle gewähren die po¬ 
rösen Röhren als olfactometrische Cylinder gar keinen Vorteil. Ich 
bediente mich deren, weil sie mich in Stand setzen, Auflösungen von 
bestimmter Stärke einer chemisch reinen und bekannten Verbindung 
zu verwenden und dadurch einen einmal gebrauchten Riechreiz immer 
wieder aufs neue in vollständig gleicher Qualität und Intensität hersteilen 
zu können. 
Wir hatten uns um dieser Vorteile willen mit jenem einigermaßen 
weitläufigen Verfahren beholfen, sobald es sich jedoch nur um ver- 
