112 
VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
ich mich dessen stets zur Prüfung meiner eigenen Riechschärfe, ehe ich 
einen Versuch anstelle, bediene. Im Ganzen dürfte der Kautschuk dabei 
wohl nur einige hundert Secunden der Luft ausgesetzt gewesen sein und 
während der langen Pause zur Erzeugung des Geruches der oberflächlichen 
Schichten aus den tieferen hinlänglich Gelegenheit bestanden haben. Allein 
darin ist die Schwierigkeit nicht zu suchen. Die Gefahr für solche Riech¬ 
messer entsteht vielmehr durch die Aufnahme und das Festhalten von 
Gerüchen aus der Umgebung. Schon aus dieser Ursache allein muss er 
eingeschoben aufbewahrt werden. Überdies lege ich vorsichtshalber nie¬ 
mals das Instrument in ein geschlossenes Etui oder in einen Schrank, in 
welchem doch immer der eine oder der andere Geruch vorherrscht, 
sondern setze es frei auf einen an der Wand angebrachten Bord. 
Das minimum perceptibile für ein normales Geruchsorgan liegt bei 
solchen Kautschukriechmessern gewöhnlich auf ungefähr 1 cm, um ein 
Geringes mehr oder weniger je nach der Art des Kautschuks, aus dem 
der Apparat zusammengesetzt wurde. Wärme und Kälte haben aller¬ 
dings einigen, jedoch keinen namhaften Einfluss. So fand ich z. B. bei 
mir selbt das minimum perceptibile auf 0,7 cm des Kautschukriech¬ 
messers, als die Stubentemperatur in diesem Augenblicke 13° C. betrug. 
Ich bedeckte dann den olfactometrischen Gylinder mit einem Eismantel, 
wodurch dieser bis auf Null Grad abgekühlt wurde, und fand unter 
diesem Umstande das minimum perceptibile erst auf 3,5 cm. Die Riech¬ 
kraft des Kautschuks war demnach fünfmal geringer geworden. Nach¬ 
dem ich darauf das Eis entfernt hatte, fand ich abermals, wenn auch 
nicht genau, doch nahezu den früheren Wert, nämlich 1 cm. Offenbar 
hatte der Kautschuk die Stubentemperatur noch nicht vollkommen an¬ 
genommen. 
Ich erwärmte hierauf den Gylinder mittels eines mit warmem Wasser 
gefüllten Mantels. Das minimum perceptibile schien nun bei 16° C. auf 
0,7 cm, bei 30° G. auf 0,6 cm zu liegen. Ich fand also einen äußerst 
geringen Unterschied zwischen dem minimum perceptibile bei gewöhn¬ 
licher Stubentemperatur und jenem bei 30° G. Dieser zufälligen Eigen¬ 
schaft des Kautschuks, nämlich der Unempfindlichkeit gegen Temperatur¬ 
unterschiede zwischen 13° und 30° G., ist es vermutlich zuzuschreiben, 
dass die Kautschukriechmesser so außerordentlich für Normalolfactometer 
geeignet sind. Sie sind leicht zu reinigen, denn der Kautschuk haftet nur 
in geringem Maße am Glase; es wird gewöhnlich genügen, sie ein paarmal 
durchzublasen, oder, sollte dies nicht hinlänglich sein, sie mit hygro¬ 
skopischer Watte auszuwischen. Misstraut man dennoch der Reinheit, so 
durchspüle man sie mit einem Wasserstrahle, wonach die absolute Geruch¬ 
losigkeit nicht länger zweifelhaft sein wird. Zur Vermeidung der Not¬ 
wendigkeit, dieses Verfahren mehrmals wiederholen zu müssen, dürfte 
O 7 ' 
