VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
113 
es zweckdienlich sein, die ausgewaschenen und getrockneten Innenröhren 
etwas zu erwärmen, da mich die Erfahrung lehrte, dass trockene 
Röhren in geringerem Maße der Adhäsion der Gerüche unterworfen sind, 
als feuchte. 
Es wird in vielen Fällen wünschenswert sein, über einen Olfacto- 
rneter mit einem festen Riechstoffe, welcher einen bedeutend stärkeren 
Geruch abgiebt, verfügen zu können. Ich bediene mich zu diesem 
Zwecke gewöhnlich, wie ich bereits im vorigen Abschnitte bemerkt habe, 
eines Riechmessers, dessen olfactometrischer Cylinder aus einem gleich- 
leiligen Gemenge von Guttapercha und Gummi-Ammoniacum besteht. Man 
schmelzt zur Anfertigung solcher Cylinder beide Pflanzensäfte zusammen 
und gießt die Mischung in eine weite Glasröhre, deren unteres Ende 
mit einem Kork geschlossen ist. Schon vorher trage man Sorge, diesen 
untersten Pfropf mit einem Rohrloche zu versehen, durch welches ein 
metallenes oder gläsernes Stäbchen von genau 8 mm Dicke gesteckt wird. 
Man entfernt später nach erfolgter Abkühlung der Masse sowohl Stäbchen 
als Kork und besitzt dann einen Cylinder von dem erforderten Caliber, 
welcher überdies noch mit einer gläsernen Hülse versehen und also 
unmittelbar zu olfactometrischem Cylinder geeignet ist. Er wird an den 
Enden in einer Länge von \ 0 cm glatt abgeschliffen. Der Geruch eines 
solchen Cylinders erinnert an jenen von Süßholz (Lakritzensaft: Succus 
Liquiritiae) und hat eine so starke Intensität, dass ein normales Ge¬ 
ruchsorgan bereits einen Riechreiz empfängt, ehe der Cylinder noch 
nicht ganz \ mm vorgeschoben ist. 
Dr. Reuter hat zur Zeit, als er die respiratorischen Anosmien un¬ 
tersuchte, das Verhältnis zwischen seinen Kautschuk- und Ammoniacum- 
Guttapercha-Riechmessern berechnet 1 ) und fand, dass letztere bei glei¬ 
cher Cylinderlänge einen 25 mal stärkeren Riecheindruck auslösten als 
jene von Kautschuk. Diese Ziffer dürfte allerdings für Riechmesser von 
verschiedenen Fabrikaten sich einigermaßen verschieden gestalten. So 
gelangte ich bereits während der ersten Zeit meiner Riechmessungen zur 
Abschätzung eines Centimeters Kautschuk als gleichwertig einem 0,03 cm 
Ammoniacum-Guttapercha. Dr. Reuter’s ßerechnungen beruhen jedoch 
auf einer viel größeren Anzahl von ßeobachtungen. Er erhielt seine 
Zifferwerte aus der Zusammenstellung sämtlicher bei seinen Kranken ge¬ 
wonnenen Ergebnisse, durch die Berechnung des Durchschnittsverhält¬ 
nisses. Wenn daher irgend ein Geruchsorgan in einen Zustand gerät, dass 
das minimum perceptibile auf y 2 cm des Ammoniacum-Guttapercha fällt, 
so folgt daraus, dass aus einem Kautschuk-Riechmesser in diesem Falle 
keine Geruchswahrnehmung stattfinden kann, da 10 cm des Kautschuks 
1) Zeitschrift für klinische Medicin. Bd. XXII. 
Zwaarderaaker, Physiologie des Geruchs. 
8 
