114 
VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
unter der Riechschwelle bleiben. Dagegen wird ein Geruchsorgan, des¬ 
sen minimum perceptibile einem Drittelcentimeter des Ammoniacum-Gutta- 
percha entspricht, den Kautschukduft noch eben wahrnehmen können, 
wenn der Cylinder ganz ausgeschoben ist, weil 10 cm des Kautschuks 
0,4 cm des Ammoniacum-Guttapercha entsprechen. Diese Bemerkungen 
gelten jedoch nur für solche Olfactometer, welche bereits einige Zeit 
vorher verfertigt wurden, denn man geht von der Voraussetzung aus, 
dass dann das freie abgeschnittene Ende keinen erheblichen Geruch 
mehr abgebe. Dies ist erst der Fall, wenn die andauernde Einwirkung 
der freien Luft die Schnittflächen geruchlos gemacht hat. 
Es ist selbstverständlich, dass Olfactometer aus Ammoniacum-Gutta¬ 
percha für normale oder fast normale Geruchsorgane unbrauchbar sind. 
Ich schliff daher, um damit dennoch wenigstens annäherungsweise Be¬ 
stimmungen zu ermöglichen, eines der Enden in einem Winkel von 
45° ab, wodurch die vorgeschobene riechende Oberfläche beträcht¬ 
lich verkleinert wurde. Da jedoch gleichzeitig der Luftzutritt sich än¬ 
dert, so erlaubt dieser Kunstgriff nur mehr eine rohe Schätzung, welche 
indessen als ein Fingerzeig für weitere Untersuchungen dienen kann. 
Es muss also das gerade abgeschnittene Ende bei jeder genauen Mes¬ 
sung benutzt werden. 
Ebenso wenig als bei dem Kautschuk-Riechmesser wird hier eine 
dichtere Abschließung des nach dem Schirmchen gerichteten Cylinder- 
endes nötig sein, weil bei zweckentsprechend hergestellten Instrumenten 
die olfactometrischen Cylinder und die Riechröhrchen genau ineinander 
passen und kein Zwischenraum zwischen beiden offen bleibt. 
Man kann Riechmesser von noch größerer Intensität als jene aus 
Ammoniacum-Guttapercha verfertigen, wenn man die Moschuswurzel 
(Radix Sumbul) für den olfactometrischen Cylinder verwendet. Es ist 
zwar nicht leicht, diese veraltete Droge in hinreichend großen Stücken 
zu finden. Gelingt dies, so bohrt man mit einem Korkbohrer 8 mm weite 
Öffnungen in die Wurzel und schiebt die durchlöcherten Stücke in ein 
weites Glasrohr und vereinigt sie auf diese Weise zu einem olfactome¬ 
trischen Cylinder von 10 cm. Ich pflege die beiden Enden mit einer 
kupfernen Hülse zu schließen, um das Herausfallen der Stücke zu ver¬ 
hindern. Der Geruch eines solchen Riechmessers erinnert einigermaßen 
an Moschus, ohne jedoch damit vollkommen übereinzustimmen. Reuter 
schätzte dessen Intensität bei den Untersuchungen über respiratorische 
Anosmien auf 5 mal stärker als jene des Ammoniacum-Guttaperchas b. 
Ein Riechorgan, dessen minimum perceptibile 2y 2 cm der Moschus¬ 
wurzel entspricht, wird also mit einem Olfactometer aus Ammoniacum- 
1) Zeitschrift für klinische Medicin. Bd. XXII. 
