116 
VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
obwohl sie in der Regel den Kautschuk an Riechkraft nicht übertreffen 
werden. 
Zur Zusammenstellung eines anderen schwachen Riechmessers dienen 
auch olfactometrische Cylinder aus dem Paraffin, welches die Histo- 
logen zum Einbetten der Präparate verwenden. In diesem Falle wird 
man das minimum perceptibile auf — ^ cm finden. Durch Erwär¬ 
men der geschmolzenen Masse während längerer Zeit wird jedoch die 
Riechkraft bedeutend zunehmen, sogar so sehr, dass die Intensität mehr 
mit jener des Ammoniacum-Guttapercha übereinstimmt und man z. R. be¬ 
reits auf y 2 mm den charakteristischen Paraffinduft wahrnehmen kann. 
Dieser Geruch dürfte in diesem Falle den Zersetzungsproducten zuge¬ 
schrieben werden müssen, da das Paraffin als solches, als eine reine 
Kohlenwasserstoffverbindung, geruchlos ist. 
Man erhält eine vierte Art schwacher Riechmesser aus einem mit 
Palisanderholz gefütterten Glasrohr. Solche Cylinder, wenn neu ver¬ 
fertigt, besitzen eine einigermaßen stärkere Riechkraft als jene aus 
Kautschuk, da aber das Caliber auf die Dauer infolge des Schrumpfens 
des Holzes weiter wird und daher der Cylinder nicht mehr abgeschlos¬ 
sen aufbew r ahrt werden kann, so wird die Intensität allmählich abnehmen. 
Cederholz dagegen liefert einen fünften schwachen Riechmesser, wel¬ 
cher ziemlich vollständig seine Riechkraft bewahrt und von jener des 
Kautschuks sich nicht bedeutend unterscheidet. Er ruft, außer einem 
Riecheindrucke im engeren Sinne, zugleich eine eigentümliche Reizwir¬ 
kung hervor, welche wahrscheinlich von den sensitiven Nerven am Ein¬ 
gänge der Nasenhöhle ausgeht, wodurch eine gemischte Empfindung 
entsteht, daher die Cederholzcylinder für stichhaltige Riechversuche nicht 
so zweckmäßig sind als andere Stoffe. Renzoeharz giebt eine sechste 
Art schwacher Riechmesser, welche jedoch echte und vollkommen reine 
Riecheindrücke hervorrufen. Dieses Harz wird einfach geschmolzen und 
in der bekannten Form gegossen. Dr. Reuter stellte über deren Riech¬ 
kraft sorgfältige Messungen an und fand sie 14 mal stärker als jene des 
Kautschuks. Diese Ziffer scheint mir einigermaßen zu hoch angeschla¬ 
gen. Von einem so geübten Reobachter dürfen wir nicht annehmen, dass 
das starke Adhäsionsvermögen des ßenzoegeruches an das Glas zu einer 
kleinen Störung Veranlassung gegeben hat. Wahrscheinlich ist es daher, 
dass die Temperatur der Umgebung nicht unbeteiligt gewesen sei, da 
diese für den fraglichen Stoff von ziemlich bedeutendem Einfluss ist 
und Dr. Reuter’s Messungen während des Sommers, meine eigenen 
hingegen im Winter vorgenommen wurden. Nach diesen Winterbestim¬ 
mungen dürfte die Riechkraft des ßenzoeharzes mehr jener des Kaut¬ 
schuks nahe kommen. 
Als Riechmesser mittlerer Stärke sei in erster Reihe ein solcher 
