VII. Die technische Ausführung der Riechmessungen. 
1 20 
chen in eines ihrer eigenen Nasenlöcher einführt und es mit der Ein¬ 
blaseöffnung verbindet. 
Es wird sich nun darum handeln, die Menge des Riechgases zu do¬ 
sieren, was auf folgende Weise geschieht. Wie aus der Abbildung 
(Fig. 13) zu ersehen, wird das lange Riechrohr in einer Handhabe be¬ 
festigt. Der Befestigungspunkt liegt gerade in der Mitte des Riechrohrs, 
so dass sie nach der dem Munde der Versuchsperson abgewendeten 
Seite 10 cm frei vorragt. Über dieses 10 cm lange Stück schiebt sich 
ein olfactometrischer Cylinder, durch welchen die Luft, ehe sie in das 
Fig. 13. 
lange 
Rohr eintritt, streichen 
Gustatorischer Riechmesser, 
muss. Der olfactometrische Cy¬ 
linder ist zu diesem Zwecke in 
eine einfache gläserne Einrich¬ 
tung hineingelegt, wie aus der 
Abbildung ersichtlich. Ich schlage 
für diesen kleinen Apparat den 
Namen »gustatoris eher Riech¬ 
mess er(( vor. Seine Anweisun¬ 
gen sind allerdings nicht sehr 
genau, denn es ist schwierig, 
d. h. ein Riechmesser, welcher geeignet ist, Finblasedruck ennstarü yn 
die Geruchsschärte für durch die Choanen tlen UCK constant ZU 
in die Nase gelangenden Gerüche zu messen, erhalten, was geboten ist, wenn 
der angewendete Riechreiz eini¬ 
germaßen der Länge, auf welche der olfactometrische Cylinder vorge¬ 
schoben, proportional sein soll. Doch wird man im Stande sein, mit 
diesem Instrumente einigermaßen bedeutende Verschiedenheiten sehr gut 
zu entdecken. Auch lassen sich nach Bedarf noch viele Verbesserunsen 
anbringen. Hier haben wir nur die Absicht, das Princip zu erwähnen. 
Man kann in den gustatorischen Riechmesser alle oben besprochenen 
olfactorischen Cylinder, sowohl die aus festen Riechstoffen, als jene aus 
porösen Röhren, einlegen und verwenden. 
Wir haben nun noch den allgemeinen Gang einer olfactometrischen 
Untersuchung übersichtlich zu schildern. Wir setzen dabei voraus, dass 
der Riechmesser vollkommen in Bereitschaft gestellt sei, nämlich falls 
er aus einem porösen Rohre besteht, der Cylinder getränkt, flüchtig ab¬ 
getrocknet und mit einer Glashülse versehen; falls er aus einem festen 
Riechstoffe verfertigt, sorgfältig gereinigt worden ist. Die erste Auf¬ 
gabe wird dann sein, die Versuchsperson durch einen deutlichen, jedoch 
nicht maximalen Riechreiz mit der wahrzunehmenden Geruchsqualität be¬ 
kannt zu machen. Darauf schwächt man sehr allmählich diesen Reiz ab, 
bis man sich dem minimum perceptibile nähert. Sobald man die Lage 
der Reizschwelle ungefähr ermittelt, wird der Riechmesser gereinigt und 
