136 
IX. Erhöhung und Herabstimmung der normalen Riechschäi fe. 
Riech kraft stattfinden. Allerdings werden die Riechstoffe in den olfaclo- 
metrischen Cylindern durch die angemessene Einrichtung der Riechmesser 
abgeschlossen bewahrt, aber dessenungeachtet sind sie an der vordersten 
Öffnung und während des Gebrauches einer geringen Verdampfung und 
Austrocknung ausgesetzt. Eine allmähliche Abnahme der Riechkraft kann 
daher kaum vermieden werden. Die Olfactienskala wird dadurch einiger¬ 
maßen verschoben, auf gleiche Weise wie die Gradeinteilung eines 
Thermometers durch die mole¬ 
kularen Veränderungen des Gla- 
ses, woraus das Instrument ver¬ 
fertigt ist. Es sind daher nur 
solche Apparate als Riechmesser 
zu verwenden, welche aus Grund¬ 
stoffen verfertigt sind, die sol¬ 
chen Veränderungen nur im 
geringsten Maße unterliegen. 
Derartige Grundstoffe sind vul¬ 
kanisierter Kautschuk und das 
vorher für diesen Zweck ange¬ 
gebene Gemenge von Ammoniacum-Guttapercha. Auf aus diesen Stoffen 
verfertigten Olfactometern kann man unbesorgt die Olfactienskala an¬ 
bringen, nur wird nach einigen Monaten eine Controlle des Instrumen¬ 
tes notwendig werden, wie es ja auch bei Thermometern, Galvanome¬ 
tern u. s. w. zu geschehen hat. An meinen Riechmessern waren die 
dabei eingetretenen Veränderungen höchst unbedeutend. Man trage nur 
die Olfactienskala auf den Kautschuk-Riechmessern in Olfactien, auf den 
Ammoniacum-Guttapercha-Olfactometern in fünfundzwanzigfachen Olfactien 
ein (Fig. \ 4). Die Teilstriche liegen dann ungefähr 1 cm (etwas mehr 
oder weniger je nach der Art des Kautschuk oder der Bereitung des 
Ammoniacum-Guttapercha) von einander entfernt. 
Fig. 14. 
TT7T Lj i 1 ' 
O l fa cti 
erv. 
2 1 
Kautschuk-Riechmesser 1 cm = 1 Olfactie. 
~l [ I T-1-1-1-]-1-1-1— 
250 200l. 7 J50 ,. 100 75 SO 25 
üllcM'tieri . 
Ammoniacum-Guttapercha-Riechmesser 
1 cm = 30 Olfactien. 
IX. Erhöhung und Herabstimmuug der normalen 
Riechschärfe. 
Abgesehen von pathologischen Störungen treten unter gewissen phy¬ 
siologischen Verhältnissen Ursachen auf, welche die Riechschärfe mehr 
oder weniger von der normalen Wertziffer abweichen machen. Sie ver¬ 
dienen hier besondere Erwähnung, weil der Experimentator sie kennen 
muss, will er bei seinen Versuchen nicht Gefahr laufen, auf Irrwege zu 
geraten. 
