XII. Unterschiedsschwelle. Keactionszeit. Ermüdung. 
199 
eines Kymographions auf und nieder bewegt. Auf diese Weise gelingt 
die Aufzeichnung des ganzen Verlaufes der Aspiration. Das vorsichtige 
Einatmen zum Erkennen sowie zum Genießen eines Duftes (flairer), das 
plötzliche Auspumpen der Luft beim Schnüffeln zeigen sich beide in der 
Curve, welche der Lufttransport beschreibt. Wenn man zugleich eine 
chronoskopische Einrichtung anbringt, z. B. eine Stimmgabel, welche Hun¬ 
dertstel von Secunden registriert, kann man genauer als auf irgend eine 
andere Weise den Anfang und das Ende der Aspiration, möge sie all¬ 
mählich oder plötzlich stattfinden, notieren. Überdies machen die ge¬ 
wöhnlichen olfactometrischen Gylinder es möglich, die Quantität und 
Qualität des Reizes nach Willkür zu verändern. 
Nur muss dabei eine Vorkehrung getroffen werden. Die Verbindung 
zwischen dem T-förmigen Stück und der Marey’schen Trommel ge¬ 
schieht am einfachsten mittels einer engen, dickwandigen Kautschukröhre. 
Wenn man aber dann aspiriert, so mengt sich zu dem betreffenden 
Riechreiz eine gewisse Menge von Kautschukgeruch, der eine Compen- 
sation zur Folge hat und daher das quantitative Verhältnis stört. Um 
dies zu vermeiden, wird ein Luftreservoir zwischen dem T-förmigen 
Stück und dem Kautschukschlauch eingeschaltet werden müssen. Ein 
kleines Fläschchen mit doppelt durchbohrtem Korke wird diesen Zweck 
vorzüglich erfüllen. Man lässt dann das T-förmige Stück oben, das 
Luftverbindungsrohr am Boden einmünden. Die Luftmenge, welche wäh¬ 
rend des Riechens aus dem Seitenstück in das Riechrohr übergeht, ist 
sehr gering und wird dem geruchlosen Fläschchen entnommen, während 
die hervorgebrachte Druckerniedrigung sich wellenförmig nach der Ma¬ 
rey’schen Trommel fortpflanzt. Sollte man gegen diese Complication 
Einwendungen erheben und der Ansicht sein, dass durch das Einschal¬ 
ten des Fläschchens die Gestalt der Curve zu sehr verändert werde, so 
könnte man statt der Kautschukverbindung ein enges Bleirohr zum Luft¬ 
transport verwenden. Dadurch geht jedoch die bequeme, fast portative 
Einrichtung verloren und es wird notwendig, den Riechmesser in ein 
Stativ zu fassen, anstatt denselben mit der Hand zu halten. 
Bis jetzt habe ich nur einige wenige Bestimmungen anstellen können, 
welche dazu noch ganz den Charakter von Orientierungsversuchen haben, 
da mein für andere Zwecke eingerichtetes Kymographion nicht so schnel¬ 
len Gang besitzt, als es für genaue psychophysische Versuche erforder¬ 
lich ist. Ich bediente mich mittelmäßig starker Reize, z. B. von 6—-12 
Olfactien 1 ). Sie erzeugten kaum eine merkliche Ermüdung, so dass eine 
Reihe von Bestimmungen sehr rasch nach einander vorgenommen werden 
1 ) Wie bekannt, wird hiermit ein Reiz bezeichnet, der 6—12 mal stärker ist als 
»der eben merkliche Reiz« eines normalen, eines typischen Geruchsorganes. 
