Die klinisch-neurologische Geruchstnessung. 
303 
Bei dieser Modification des Olfactometers ist es nicht unbedingt nötig, 
sich eines Brettchens als Schirm zu bedienen, weil die breiten Metall¬ 
platten des wohl verschlossenen Apparats zum Schutze des andern Na¬ 
senlochs genügen. Ferner fällt hier auch die Schwierigkeit weg, dass 
man die Concentration der Lösung nicht über eine gewisse Grenze stei- 
Fig. 28. 
gern kann. Es gelingt ganz gut mit Lösungen zu arbeiten, welche bei 
vollständig ausgeschobenem Cylinder 100 bis 1000 Normalolfactien ent¬ 
sprechen, ohne befürchten zu müssen, dass durch den Händen anhaf¬ 
tende Riechpartikelchen die Untersuchung gestört wird, da man ja mit 
dem porösen Cylinder nicht direct in Berührung kommt. Ein so vorbe¬ 
reiteter Cylinder dürfte eigentlich in keiner Nervenklinik fehlen, da man 
vermittels desselben im Stande ist, innerhalb weniger Minuten eine quan¬ 
titative Geruchsuntersuchung durchzuführen, also einen Krankheitsfall 
auf wissenschaftlicher Grundlage olfactometrisch zu beurteilen. Vorläufig 
genügen zwei derartige Cylinder. Man wähle eine Lösung aus den Nah¬ 
rungsgerüchen und eine aus den Zersetzungsgerüchen, z. B. Vanillin und 
eine höhere Fettsäure, sodass die Aldehydenergie und die hircinische 
Energie vertreten sind. 
Zum Schluss sei es noch erlaubt, auf einige Fehler hinzuweisen, 
