НОВЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ ДЛЯ ПАБЛІОДЕНІЯ НАДЪ ИСПАРЕНІЕМЪ ТРАВЫ И Т. Д. 
3 
За періодъ 1880—82 т. е. въ годы, въ которые наблюденія велись по усовершенствован¬ 
ному прибору, мы получили по даннымъ Лѣтописей слѣдующія среднія величины испаренія 
въ пруду (въ столбцѣ А) и рядомъ съ ними данныя эвапорометра въ будкѣ (въ столбцѣ В) 
и атмограФа Вильда (въ столбцѣ О): 
Май. 
Іюнь. 
Іюль. 
Августъ. 
Сентябрь . 
Всѣ 5 мѣсяцевъ 
1880 г. . . 
1881 г. . . 
1882 г. . . 
А 
в 
G6 mm 73 
36 mm 44 
107.00 
48 . 83 
99 . 53 
40 . 75 
76 . 18 
29 . 38 
41.23 
16 . 64 
390.67 
172 . 04 
393 . 80 
169 . 38 
350.85 
157 . 77 
427.40 
188 . 98 
в с 
58™ m 01 
1.83 
1.15 
75.43 
2.19 
1.42 
66 . 85 
2.44 
1.49 
50.38 
2.59 
1.51 
29 . 98 
2.48 
1.38 
280.65 
2.27 
1.39 
275 . 54 
2.32 
1.43 
258 . 66 
2.22 
1.36 
307.75 
2.26 
1.39 
Итакъ, испареніе въ пруду въ 1.4 раза болѣе, чѣмъ въ атмографѣ и въ 2,3 раза 
болѣе, чѣмъ въ эвапорометрѣ, установленномъ въ будкѣ. Чашка съ водою въ атмографѣ 
установлена на крышѣ будки, въ тѣни, защищена со всѣхъ сторонъ легкими жалузи. Вода 
въ мелкомъ пруду сильно нагрѣвается солнечными лучами; температура ея около 3°—4° 
выше температуры воды въ атмографѣ; этимъ и объясняется большее испареніе съ 
пруда. Малое испареніе по эвапорометру въ будкѣ объясняется недостаткомъ циркуляціи 
воздуха; съ южной стороны и сверху будка защищена двойнымъ рядомъ досокъ, а съ 
прочихъ сторонъ вставлены жалузи; притомъ будка эвапорометра находится значительно 
ниже, чѣмъ въ атмографѣ. 
Какъ бы то ни было, плавучій эвапорометръ Вильда даетъ возможность надежнымъ 
образомъ опредѣлять испареніе съ свободной поверхности воды въ естественныхъ усло¬ 
віяхъ, а параллельныя наблюденія, произведенныя по тремъ атмометрамъ, опредѣляютъ 
отношеніе между величинами, получаемыми по каждому изъ нихъ. Но вопросъ объ испа¬ 
реніи съ естественнаго покрова суши все еще остается на очереди; между тѣмъ окрест¬ 
ности Константиновской Обсерваторіи, да и огромнаго большинства всѣхъ станцій нашей 
сѣти, представляютъ поля, луга, лѣсъ и проч. Поэтому весьма важно подвергнуть изслѣ¬ 
дованію, сколько же воды испаряется съ этихъ предметовъ. Метеорологическая будка 
Обсерваторіи стоитъ на лужайкѣ, а потому для пополненія климатическихъ элементовъ, 
здѣсь наблюдаемыхъ, естественно начать испытанія съ испаренія, доставляемаго лугомъ. 
Для этого я постарался устроить эвапорометръ, который далъ бы возможность произво¬ 
дить наблюденія при условіяхъ, возможно близкихъ къ естественнымъ. 
1* 
