4 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Наиболѣе подходящимъ для этой цѣли эвапорометромъ, изъ всѣхъ когда либо употре¬ 
блявшихся я считаю эвапорометръ Г. Миллера, описанный имъ въ его работѣ «Объ испаре¬ 
ніи», написанной на премію Утрехтскаго Общества Наукъ и Искуствъ въ 1878 г. 1 ). Но 
и въ этомъ инструментѣ дернъ окруженъ частью цилиндра, выходящаго внаружу и нагре- 
ваемаго солнцемъ; сверхъ того нижняя часть сосуда, наполненная водою, соединена губкою 
съ внутреннимъ цилиндромъ, такъ что отдѣльно цилиндръ съ дерномъ и вода пе могутъ 
быть взвѣшаны. Я постарался устранить эти недостатки, и вмѣстѣ съ тѣмъ придать при¬ 
бору наиболѣе удобные размѣры и «норму. 
Изготовленный по моимъ указаніямъ приборъ изображенъ на прилагаемомъ чертежѣ. 
Онъ состоитъ изъ трехъ прямоугольныхъ 
цинковыхъ ящиковъ. Наружный АААА, 
врытъ въ землю; въ него вплотную встав¬ 
ляются два внутреннихъ: верхній Б и ниж¬ 
ній G. Нижній состоитъ изъ сплошныхъ дна 
и четырехъ стѣнокъ, а сверху открытъ; у 
верхнихъ краевъ его стѣнокъ, внутри ихъ, 
имѣются заплечики, а снаружи припаяны 
трубки. Верхній ящикъ состоитъ изъ четы¬ 
рехъ сплошныхъ стѣнокъ и дна, въ которомъ 
сдѣланы отверстія діаметромъ въ 1 мм., въ 
разстояніи около 1% сантиметра одно отъ 
другого, такъ что всѣхъ отверстій имѣется 
15 рядовъ, по 25 въ каждомъ, т. е. 375. 
Когда приборъ установленъ для наблюденій, 
какъ онъ изображенъ на чертежѣ, верхній ящикъ опущенъ на нижній, упирается на 
упомянутыя заплечики и связывается съ нимъ трубочками и просунутымъ съ каждой изъ 
двухъ боковыхъ сторонъ желѣзнымъ прутомъ; въ такія же трубочки вставляются крючки 
съ рукояткою на время, когда надо вынимать для взвѣшиванья двойной внутренній сосудъ 
изъ наружнаго ящика. Длина верхняго внутренняго ящика = 399,3 мм., ширина = 
250,4 мм., глубина = 150 мм.; ширина и длина нижняго сосуда почти одинаковы съ 
размѣрами верхняго сосуда, а глубина его составляетъ около 100 мм. Такимъ образомъ 
площадь внутренняго отверстія эвапорометра = 999,8 кв. см., или, круглымъ числомъ, 
1000 кв. см.; погрѣшность отъ такого округленія соотвѣтствуетъ 0,02% измѣряемой вели¬ 
чины и, по малости ея, можетъ нами быть пренебрежена. 
Для того, чтобы приготовить приборъ къ наблюденіямъ, въ нижній сосудъ наливаютъ 
воду до 5 см. глубины и кладутъ туда термометръ на приготовленныя подставки. Въ 
1) Prize essay on Evaporation by Samuel Henry I Sciences. Utrecht., 1S7S. Стр. 11. 
Miller, Published by the Utrecht Society of Arts, and 
