Positionen der Jupiterstrabanten nach photographischen Aufnahmen. 
17 
Strich. Corr. 
56 —0M2 
57 -*-0.87 
58 -*-0.54 
59 -*-0.98 
60 H-1.41 
61 -1-0.96 
62 -1-0.91 
63 -1-0.88 
Strich. Corr. 
64 -4-0Ï84 
65 -ьі. 61 
66 -*-0.98 
67 -*-0.80 
68 -*-1.80 
69 -*-1.34 
70 -*-1.62 
71 -bl.20 
Strich. 
Corr. 
72 
-ьШ8 
73 
-bl.26 
74 
-bl.24 
75 
-b0.96 
76 
-b0.70 
77 
-b0.88 
78 
-b0.79 
79 
-b0.62 
Strich. Corr. 
80 -*-0?80 
81 -*-1.42 
82 -*-0.07 
83 -*--0.24 
84 —0.69 
85 —0.21 
90 —0.77 
95 —0.15 
Strich. 
Corr. 
100 
-ь0?24 
105 
-b0.72 
110 
-b0.26 
115 
—b0.24 
120 
-b0.40 
125 
0.00 
130 
—2.06 
Correction en wegen Krümmung der Cylinderführung 1 ). 
Ablesung 
an d. Hilfsscala. 
Corr. 
Ablesung 
an d. Hilfsscala. 
Corr. 
205 
-*-2^50 
210 
-ь2.30 
215 
-bl.70 
220 
-bl.75 
225 
-bl.72 
230 
-bl.64 
235 
-bl.65 
240 
-bl.34 
245 
-bl.14 
250 
h - 0?66 
255 
-b0.46 
260 
H - 0.12 
265 
-b0.04 
270 
-b0.07 
275 
H-0.32 
280 
-*-0.51 
285 
-b0.64 
290 
-b0.78 
Ablesung 
an d. Hilfsscala. 
Corr. 
295 +Ш9 
300 -*-1.22 
305 -*-1.66 
310 -bl.62 
315 -bl.68 
320 -*-2.16 
325 -+-2.51 
330 -ь2.50 
Nachdem die in Millimetern ausgedrückten Sternörter auf der Platte wegen der beiden 
ehenerwähnten Fehlerquellen verbessert worden waren, wurden sie durch Subtraction der 
dem Mittelpunkte der Platte entsprechenden Scalenablesung in lineäre Abstände von den 
Centrallinien der Platte verwandelt. Als solche wurden, da keine genaueren Angaben Vor¬ 
lagen, die geometrischen Mittellinien des Clichés, in Ж teilweise der Bequemlichkeit wegen 
auch der durch Alcyone gehende Meridian betrachtet. Letzterer stimmte mit der geometri¬ 
schen Centrallinie in der Regel bis auf wenige Zehntel eines Millimeters überein. Eine ge¬ 
nauere Kenntnis des optischen Centrums der Platten war bei vorliegender Arbeit nicht erfor¬ 
derlich, denn nehmen wir an, dieser Punkt wäre um 0™”5 unrichtig bestimmt, so würde 
dadurch die Lage des Parallels auf den mit Plejadenaufnahmen versehenen Platten um 0.'2, 
mithin die Declinationsdifferenzen um 0.00006 X Aa Bogenminuten fehlerhaft werden, 
während dieser Fehler die Aldifferenzen überhaupt nicht beeinflusst. 
x ) Um für den am häufigsten zur Verwendung kom¬ 
menden mittleren Teil des Cylinders möglichst kleine 
Correctionen zu erhalten, ist zu den in unserer Untersu- 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 
chung pag. 19 gegebenen Grössen der constante Betrag 
2^50 hinzuaddiert worden. 
3 
