2 
ВВЕДЕНІЕ. 
Заииси изслѣдованныхъ такимъ образомъ магнитографовъ послужили для приведенія всѣхъ 
полевыхъ наблюденій къ одной эпохѣ (къ среднимъ за Сентябрь 1913 г.). 
Для полевыхъ работъ были съ весны приглашены окончившіе курсъ университета 
Я. С. Безиковичъ и Э. ІО. Гелннъ; они въ теченіе первой половины лѣта подготовлялись 
къ этой работѣ въ Констаптпновской Обсерваторіи подъ руководствомъ В. X. Дубпнскаго. 
Третьимъ наблюдателемъ былъ приглашенъ Р. Г. А бель съ, физикъ Екатеринбургской 
Обсерваторіи. Всѣ трое до и послѣ съемки провѣрили выданные имъ приборы въ Констан- 
тиновской Обсерваторіи и опредѣлили ихъ постоянныя величины. Сверхъ того, отправляясь 
на съемку и па обратномъ пути наблюдатели заѣзжали въ Нижній-Ольчедаевъ и въ Обсер¬ 
ваторіи графа Моркова произвели серіи наблюденій, что дало возможность на самомъ 
мѣстѣ съемки сравнить ихъ приборы между собою и съ приборами служившими Д. А. Смир¬ 
нову для опредѣленія пормальныхъ положеніи магнитографовъ въ Нижиемъ-Ольчедаевѣ. 
Каждый наблюдатель самъ обработалъ свои наблюденія и изложилъ результаты 
въ отдѣльной статьѣ, которую вмѣстѣ съ записными книжками представилъ въ Бюро Маг¬ 
нитной Комиссіи; здѣсь наблюденія были проконтролированы и вычислены во вторую руку. 
Въ означенныхъ статьяхъ, помѣщаемыхъ въ этомъ выпускѣ, изложены результаты про¬ 
вѣрки приборов!! и опредѣленія ихъ постоянныхъ, описываются всѣ случаи въ пути, которые 
могли вліять на точность результатовъ, приводятся Формулы, но которымъ произведены 
вычисленія и вѣроятныя ошибки наблюденій, описываются положенія приборовъ на каждой 
станціи и въ заключеніе прилагается сводиая таблица окончательныхъ результатовъ уже 
приведенныхъ къ эпохѣ Сентября 1913 г. (1913,7). 
Приведенныя авторами данныя указываютъ, что погрѣшности полученныхъ ими 
результатовъ вообще не выходятъ изъ предѣловъ, допускаемых'ь Комиссіею при производ¬ 
ствѣ детальной магнитной съемки, а именно dt 2' для склоненія и наклоненія и zhlOy для 
горизонтальнаго напряженія. 
Слѣдующая табличка, въ которой я даю среднія величины отклоненій отдѣльныхъ 
опредѣленій отъ среднихъ выводовъ, наглядно подтверждаетъ это. Въ скобкахъ указано 
число опредѣленій, послужившихъ для каждаго средняго вывода. 
1) Варіаціонная станція въ Нижнемъ-Олтедаевѣ. 
Среднія отклоненія. 
Въ теодолитѣ Муро № 80, но которому Д. А. Смирновъ опре¬ 
дѣлялъ нормальное положеніе магнитографа горизонталь¬ 
наго напряженія: 
Постоянная А для магнита • = 3,8854 
» » » •• = 3,3781 
С0,0003 (5) 
tr 0(0003 (5) 
Погрѣшность ±0,0003 въ А соотвѣтствуетъ погрѣшности 
въ Я, при 11= 2,113. 
Азимутъ миры = 78° 52(7 
