Варіометрическая станція въ Нижне-Ольчедаевской Обсерваторіи гр. И. Д. ГѴІоркова 
Н. В. Розе. 
Но даннымъ Д. Смирнова, Р. Абельса, Я. Безиковича и Э. Гелина. 
Согласно плану работъ по производству детальной магнитной съемки, выработанному 
Секретаремъ Магнитной Комиссіи Д. А. Смирновымъ и одобренному Комиссіей, была 
въ 1913 г. организована при матеріальномъ содѣйствіи гр. И. Д. Моркова варіометрпче- 
ская станція въ его Ншкне-Ольчедаевской Обсерваторіи для приведенія къ опредѣленной 
эпохѣ походныхъ наблюденій, производимыхъ въ 1913 г. въ Подольской губ. 
Магнитографъ станціи системы Эшепгагена, работы механика Шульце былъ уста¬ 
новленъ Д. А. Смирновымъ въ подвалѣ нежилого дома и состоялъ изъ двухъ кварцевыхъ 
уипФиляровъ для записи варіацій горизонтальной силы и склоненія и Ллойдовыхъ вѣсовъ 
для записи варіацій вертикальной силы. Послѣ предварительной установки магнитографа 
Д. Смирновъ опредѣлилъ 29 августа н. с. его чувствительность. Чувствительность уииФіі- 
ляра склоненія была вычислена изъ геометрическихъ разсчетовъ и оказалась 0.'802 на 1 мм. 
записи ленты; то же число получилось и при непосредственныхъ опредѣленіяхъ чувстви¬ 
тельности при помощи поворачиванія Фиксированнаго магнита съ зеркаломъ на опредѣленный 
уголъ. Чувствительность уяиФиляра горизонтальной силы и Ллойдовыхъ вѣсовъ была опре¬ 
дѣлена при помощи отклоняющаго магнитнаго поля, возбуждаемаго одновременно во всѣхъ 
трехъ приборахъ соленоидами равныхъ размѣровъ; интенсивность этого ноля вычислялась 
но извѣстной уже чувствительности уннФиляра склоненія. Опредѣленная такимъ образомъ 
чувствительность оказалась равной 
1.45у ±0.01у на 1 мм. записи горизонтальной силы 
3.59у ±0.03у на 1 мм. записи Ллойдовыхъ вѣсовъ. 
Опредѣленія нормальныхъ положеній магнитографа Д. Смирновъ производилъ при 
помощи походнаго магнитнаго теодолита Муро Cliasselon № 80 и инклинатора Dover Jtë 231, 
поправки которыхъ были опредѣлены въ Павловскѣ весною въ 1913 г. до съемки Подоль¬ 
ской губ. и вторично весною 1914 г. послѣ съемкп (Приводимая ниже таблица постоял- 
Заіт. Физ.-Мат. Отд. 
о 
