МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБ. ВЪ 101У Г. 
4 3 
Отсюда получаемъ значеніе максимальной ошибки, зависящей отъ прибора (<( V и <ГТ 
одного знака): 
dH = 0,001 (ед. Гаусса). 
Третій приборъ, бывшій у меня въ работѣ: инклинаторъ Dower’a JV» 195. Наклоненіе 
силы этимъ приборомъ можно опредѣлить во всякомъ случаѣ съ ошибкой, меньшей Г, при 
чемъ, мнѣ кажется, единственнымъ и обязательнымъ условіемъ успѣха работы съ этимъ 
инклинаторомъ является тщательное обереганіе осей стрѣлки и агатовыхъ пластинокъ отъ 
пылинокъ и влажности. 
Постоянныя приборовъ. 
До и послѣ поѣздки магнитные приборы были сравнены мною съ магнитографами 
Павловской Консгаптиновской Обсерваторіи. 
Въ первый разъ для опредѣленія коэффиціента А были сдѣланы 4 серіи наблюденій. 
I 
серія 
Ar 
= 3.5011 
/ = 
21?6 
V* 
= 26° 57(2 
t == 
21.5 
А : 
= 13(2 
Н = 
1.6295 
А = 
= 3.8477 
II 
серія 
Т п 
= 3.4994 
t = 
22?0 
Уп 
= 26° 54(8 
t = 
22.1 
н 
= 1.6298 
А = 
13(4 
А = 
= 3.8452 
п — п = 
а s 
0.7 
III 
серія 
'Аі 
= 3.5011 
t = 
22?3 
Уп 
= 26° 54(0 
/ = 
22.3 
н 
= 1.6293 
А = 
13(5 
А = 
= 3.8479 
П а~ П , = 
0.5 
IV 
серія 
т 
“‘■11 
= 3.4989 
t = 
21?5 
Н - 
= 1.6290 
А == 
12.7 
А = 
- 3.8446 
Уп- 
=3 26° 56(3 
t — 
21 ?5 
Въ среднемъ А — 3.8464 (±9 у). 
Послѣ поѣздки для А получилось значеніе: 
А = 3.8468 (±9у) 
изъ слѣдующихъ наблюденій: 
А = 3.8482 
6 * 
I серія Т п = 3.5024 t = 10?3 
Ѵ п = 26° 58(1 t — 10.3 
Н = 1.6293 А = 15.'О 
