МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБ. ВЪ 1913 Г. 
49 
Въ экспедиціи, совершенной мною но Подольской губерніи, приборы, несмотря на 
чрезвычайно неудобныя скалистыя и тряскія дороги, не обнаруживали никакихъ сущест¬ 
венныхъ дефектовъ, кромѣ двухъ случаевъ, съ которыми я легко справился. 
Въ приборѣ надъ цилиндрикомъ, въ которомъ покоится нить, есть пластинка, приги¬ 
бающая нить къ центру. Развинтилась эта пластинка, а когда я обнаружилъ ея отсутствіе, 
она вообще исчезла: винтикъ же сохранился. ѢІзъ мѣдной монеты я выпилилъ пластинку, 
которая дослужила мнѣ до конца моихъ наблюденій. 
Второй случай съ инклинаторомъ Dower’a. Въ полевомъ журналѣ занесено. 
Деражпя 31 VIII 1913 г. 
«Замѣчено, что нить, на которую наводится конецъ стрѣлки въ инклинаторѣ Dower’a 
«195, порвана. Эго оказалось въ верхнемъ микроскопнкѣ. Поставлена новая иаутиновая 
«нить. Установка кольца — чтобы нить заняла вертикальное полояіеніе, производилась такъ: 
«на конецъ стрѣлки наводились поочередно верхній и нижній микроскопы. 
Верхній микроскопъ. Нижній микроскопъ. 
«Верхній конецъ стрѣлки 1) 3° 49' 3° 31'; 
2) 3 31 3 31. 
«Послѣдній отсчетъ получился послѣ центрированія кольца. 
«Провѣрено на иныхъ положеніяхъ: 
«Верхній 
конецъ стрѣлки 
3) 
62° 
9' 
62° 
9 
4) 
64 
52 
64 
52 
5) 
52 
57 
52 
57 
6) 
52 
48 
52 
48 
«Нижній 
конецъ стрѣлки 
7) 
52 
11 
52 
1 1 
8) 
52 
51 
52 
51 
9) 
66 
58 
66 
58 
Замѣчу, что поставленная мною иаутиновая нить служитъ до сихъ поръ. Во всемъ 
остальномъ съ приборами все обстояло благополучно, чему я особенно обязавъ своему 
помощнику Е. И. Карачевской, слушательницѣ Высшихъ (Бестужевскихъ) Женскихъ 
Курсовъ, взявшей на себя всю заботу о приборахъ и перевозкѣ хронометра. Долженъ 
замѣтить, что кромѣ этой заботы она вела всѣ записи во время наблюденій и тутъ-же под¬ 
вергала ихъ внѣшнему контролю. Этому обстоятельству я обязапъ тѣмъ, что въ 45 дней 
(среди которыхъ 6 негодныхъ для наблюденій) мною были измѣрены элементы земного 
магнетизма въ 65 пунктахъ. 
Зап. «Pus. -Мат. Отд. 
