84 
Э. ІО. ГЕЛИПЪ. 
Наблюденія показываютъ, что коллимація обѣихъ трубъ очень незначительна, не выхо¬ 
дящая изъ предѣловъ точности отсчетовъ, именно около 0 '5. 
Ь) Горизонтальная составляющая. 
Наблюденія горизонтальной составляющей, какъ и склоненія, всегда производились 
въ палаткѣ. Безъ палатки магнитныхъ наблюденій нельзя было дѣлать, такъ какъ крышка 
теодолита Муро не плотно закрывала магнитный домикъ и слабый вѣтеръ постоянно раска¬ 
чивалъ магнитъ. Нѣсколько разъ изъ-за этого даже въ палаткѣ мнѣ пришлось прерывать 
серію качаній и начинать снова. Только на двухъ пунктахъ я могъ воспользоваться зон¬ 
томъ, потому, что въ эти дни стоялъ абсолютный штиль. Порядокъ наблюденій былъ слѣ¬ 
дующій: сначала серія качаній, затѣмъ отклоненія и наконецъ опять серія качаній. Такъ 
какъ я успѣвалъ записать наблюденіе и приготовиться къ слѣдующему отсчету не раньше 
1 7% то, для полученія болѣе точныхъ результатовъ, я наблюдалъ не пятое прохожденіе, а 
седьмое. При отклоненіяхъ температура отсчитывалась при первомъ наведеніи и при 
послѣднемъ. Крученіе опредѣлялось всегда въ концѣ наблюденій. Тутъ не могу обойти 
молчаніемъ одинъ недостатокъ прибора Муро JVx 29, именно: быстрое затуханіе амплитуды 
качаній магнитовъ. При моемъ порядкѣ наблюденій я могъ записывать только 16 про¬ 
хожденій. 
Горизонтальная составляющая вычислялась по Формулѣ: 
Н = 
А 
Т Узіп ѵ 
1 -л-0,000014- ^ —г)— 0,000027-г —-^Я(1 -t-sin ѵ) — 
— 0,0000231 Д' — 0,0000116 -s — |-(и а —пД]. 
(I). 
Магпитпый моментъ вычислялся по Формулѣ: 
ЛГ 0 =£ір[і -H -ч- т )о,000023 1-д 1 - 0,0000116 -sin*;)], 
принимая 
и = 0,00030, = 0,000164 
Вт—-2^ __ 0,00001 3. 
с) Наклоненіе. 
Наклоненіе опредѣлялось помощью стрѣлочнаго инклинатора Довера. Рабочей стрѣлкой 
служила стрѣлка № 4. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ, гдѣ наблюденія одной стрѣлкой давали 
результаты, сильно отличающіеся отъ наблюденій въ предыдущихъ пунктахъ, наклоненіе 
