Варіометрическая станція въ Нижне-Ольчедаевской Обсерваторіи гр. И. Д. Моркова. 
Н. В. Розе. 
На время магнитной съемки Бессарабской губ. гр. И. Д. Морковъ такъ же любезно, 
какъ и въ 1913 г., предоставилъ въ распоряженіе Магнитной Комиссіи магнитографъ 
своей Обсерваторіи, въ которомъ Комиссія нуждалась для приведенія полевыхъ наблюденій 
къ одной эпохѣ, въ виду отдаленности района съемки отъ существующихъ Магнитныхъ 
Обсерваторій. 
Новая жюстировка магнитографа и опредѣленіе его постоянныхъ была произведена 
секретаремъ Комиссіи Д. А. Смирновымъ совмѣстно со мною 19 іюня н. ст.; послѣ 
отъѣзда Д. А. Смирнова, я оставался въ Нижнемъ-Ольчедаевѣ для ухода за магнитогра¬ 
фомъ и производства абсолютныхъ наблюденій до 30 іюля; съ этого времени меня смѣнилъ 
Л. А. Романовскій, ассистентъ Донского Политехническаго Института, пробывшій 
въ Нижнемъ-Ольчедаевѣ до 30 августа 1914 г. 
За зиму 1913—1914 г. чувствительность магнитографа и его температурные коэффи¬ 
ціенты измѣнились значительно; въ виду этого былъ произведенъ рядъ измѣреній чувстви¬ 
тельности во время лѣтняго дѣйствія магнитографа при помощи соленоидовъ, создающихъ 
отклоняющее магнитное поле одинаковаго напряженія для всѣхъ трехъ приборовъ; при 
этомъ чувствительность униФиляра склоненія, опредѣленная геометрически въ 1913 г., при¬ 
нималась той же самой = 0.'862 на 1 мм. записи, въ виду неизмѣнности установки; 
послѣднее число подтвердилось рядами непосредственныхъ смежныхъ наблюденій склоненія: 
напр., наблюденія 7 іюля въ 9* а. и 2 А р. дали для чувствительности число О.'Ѳб 
на 1 мм. записи; наблюденія 24 іюля въ 4 Л р. и 25 іюля въ 8 А а. дали для чувстви¬ 
тельности 0 .'8 4. 
Ниже приведены результаты измѣреній чувствительности униФиляра горизонтальной 
силы и Ллойдовыхъ вѣсовъ, выраженные въ гаммахъ на 1 мм. записи. 
