24 
Я. С. БЕЗИКОВИЧЪ. 
Магнитныя наблюденія, произведенныя съ 23 іюня по 30 іюля н. с. 1914 года 
Я. С. Без иновичемъ въ 54 пунктахъ Бессарабской губерніи. 
Приборами для магнитныхъ наблюденій во время поѣздки Я. С, Безиковича 
съ 23 іюня но 30 іюля н. с. 1914 г. служили: 
1) Магнитный теодолитъ Chasselon-Moureaux № 51 съ двумя магнитами • и 
2) Стрѣлочный инклинаторъ Dover № 195 съ нѣсколькими магнитными стрѣлками, 
изъ которыхъ въ путевыхъ наблюденіяхъ онъ пользовался стрѣлками № 3 и 4. 
3) Хронометръ Ericsson № 1108. 
При магнитныхъ наблюденіяхъ Я. С. Бези ковичъ употреблялъ тѣ же методы и 
пріемы, что и въ предыдущемъ году; единственнымъ отличіемъ было то, что всѣ астроно¬ 
мическія наблюденія производились при помощи магнитнаго теодолита Chasseion № 51. 
Кромѣ того необходимо указать, что въ приводимомъ ниже описаніи пунктовъ наблюденій 
помѣщены азимуты миръ, иноіда безъ описанія самихъ миръ, вслѣдствіе отсутствія тако¬ 
вого въ наблюдательскихъ книжкахъ Я. С. Безиковича. 
Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ помѣщены результаты, полученные Я. С. Безикови- 
чемъ при сравненіи его приборовъ съ абсолютными приборами Константиновской Обсерваторіи 
въ Павловскѣ. 
I. Поправки стрѣлокъ инклинатора Dover № 195. 
Стрѣлка № 3. 
До п о ѣ з 
ДНИ. 
Послѣ по) 
з д к и. 
Мѣсяцъ 
и число 
1914 г. 
Время наблю¬ 
деній. 
Поправка. 
ІА — Iß. 
Мѣсяцъ 
и число 
1915 г. 
Время наблю¬ 
деній. 
Поправка. 
ІА - Ів 
18 ? 
6 Л 42 т — 6 Л 56'" р. 
—0.’4 
0.5 
1 I 
0 А 15"'— 0 Л 30 м р. 
0'4 9 
0.7 
» » 
6 58 — 7 13 р. 
0.5 
2.3 
» )) 
0 40 — 0 53 р. 
—2.6 
5.2 
19 » 
11 22 —12 7 р. 
2.9 
6.5 
)) » 
1 1 — 1 14 р. 
—2.3 
3.0 
» )) 
1 0 — 1 15 р. 
2.3 
6.4 
Средняя . 
1.3 
Средняя . 
— 1.9 
1) Въ среднею взято съ половиннымъ вѣсомъ. 
